Produktnummer|Option|Non Agilent Produkt|Ueberschrift|Produktbeschreibung|Anschreiben|Hinweise
0100-0089|||T-Stück, Edelstahl|T-Stück aus Edelstahl, 1/4 Zoll.||
0100-1847|||Adapter für Überbrückungskapillare|Adapter zur Überbrückung des Gradientenventils von quaternären Pumpen (max. 1000 psi).||
0100-3150|||Überdruckventil|Überdruckventil zum Schutz von Detektorflusszellen, Auslöseschwelle: 7 bar.||
01018-68722|||Hinterkolbenspülung|Upgrade-Kit für 1220 Infinity II HPLC.||
069-T010-001-00|||Grünglas Standard|NIST SRM2246 zertifizierter Grünglas-Kalibrierungsstandard||
071-T006-001|||TRS 100 Analyse Sytem|TRS 100 Paket: PTFE Test-Stück, Polystyrene SRM706a zertifizierter Kalibrationsstandard, Inbetriebnahme Elemnt mit HgAr Quelle, Solo Software inklusive 1 Jahr Software-Support und Laptop mit vorinstallierter Software.||
071-T006-001|44K||Installation|Produktinstallation||
071-T006-001|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
07673-60840|||7673A-Zubehör-Kit|Enthält 6x 10 µl Spritzen (23/42/Konus), 144x 4 ml Vials mit Diffusionskappen, 1000x 2,0 ml Probengläschen mit Schraubdeckel, 100x Inlet-Septen, 5x Probenhalter.||
0905-1592|||2. Zubehör für das Quiet Cover|O-Ring, Size 2-320||
10072300|||Festprobenhalter|Festprobenhalter||
1-100485||Van der Heijden Labortechnik GmbH|Kühlmobil der Firma van der Heijden|Kühlmobil 101-A-RB400-SA-16D: Kühlleistung bei 20°C: 1500 Watt, Temperaturbereich: 16 °C bis 22 °C, Maße: 69 x 47 x 56 cm (H x B x T).||
110059900|||Küvettenhalter für lange Schichtdicken|Geeignet für rechteckige Küvetten mit einer Schichtdicke von 20, 50 and 100 mm.||
1-101432||Van der Heijden Labortechnik GmbH|Luftgekühltes Kühlmobil der Firma van der Heijden|Kühlmobil 142-A-B400-UT-16E-19A-38-54-87: Kühlleistung bei 20 °C: 2900 Watt, Umgebungstemperatur: bis 50 °C, Teperaturbereich: 16 °C bis 22 °C, Pumpenleistung 7.5 l/min bei 5,0 bar, Maße: 82 x 58 x 66 cm (H x B x T), Gewicht: 107 kg.||
110639690|||Xenonlampe|Xenonlampe||
11-1012|||Küvettenhalter|Küvettenhalter mit SMA-Anschlüssen||
11-1424|||Lichtleiter|Lichtleiter mit SMA-Stecker (ca. 50 cm)||
114-10-20||Hellma GmbH & Co. KG|Halbmikro-Küvette aus optischen Spezialglas|Küvetten aus optischen Spezialglas (OS): mit PTFE Stopfen, Volumen 1400 µl, Innenmaße: 4 mm Breite, Schichtdicke: 10 mm.||
117100F-10-40||Hellma GmbH & Co. KG|Fluoreszenz-Küvette aus Quarzglas|Fluoreszenz-Küvette aus Quarzglas (QS): mit ISO-Gewinde GL 14, mit offener Schraubkappe und Silikon-Dichtung, Volumen 3500 µl, Innenmaße: 10 mm Breit, Schichtdicke: 10 mm.||
117-204-10-40||Hellma GmbH & Co. KG|Halbmikro-Küvette aus Quarzglas|Küvetten aus Quarzglas (QS): mit ISO-Gewinde GL 14, mit geschlossener Schraubkappe und Silikon-Dichtung, Volumen 1400 µl, Innenmaße: 4 mm Breite, Schichtdicke: 10 mm.||
117204F-10-40||Hellma GmbH & Co. KG|Halbmikro-Fluoreszenz-Küvette aus Quarzglas|Fluoreszenz-Küvette aus Quarzglas (QS): mit ISO-Gewinde GL 14, mit geschlossener Schraubkappe und Silikon-Dichtung, Volumen 1400 µl, Innenmaße: 4 mm Breite, Schichtdicke: 10 mm.||
121-9627|||Säule DB-EUPAH|GC-Kapillarsäule DB-EUPAH, 20 m, 0,18 mm, 0,14 µm. Optimierte Selektivität für die 24 EPA/EU PAKs zur Auflösung aller kritischen Paare, hohe Temperaturbeständigkeit zur akuraten Analyse von hochsiedenden Analyten (z. B. Dibenzopyrene).||
122-1232-INT|||Kapillar-Säule|DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm,für Intuvo GC.||
122-1236|||Kapillarsäule DB-XLB|DB-XLB, 30 m x 0,25 mm, 0,50 µm.||
122-1564|||Kapillarsäule|Kapillarsäule DB-VRX, Länge: 60 m, Innendurchmesser: 0,25 mm, Filmdicke: 1.40 µm.||
122-7032-KEY|||Säule DB-WAX|Kapillarsäule für GC, DB-WAX, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm, mit Smart Key für 8890 GC.||
123-1063|||Säule DB-1|Kapillarsäule für GC, DB-1 60 m x 0,32 mm, 1,00 µm.||
123-1364UI|||Kapillarsäule DB-624 UI|GC-Kapillarsäule DB-624 UltraInert, 60 m x 0,32 mm, 1,80 µm.||
123-5032|||Kapillarsäule|Kapillarsäule DB-5, 30 m, 0,32 mm, 0,25 µm.||
123-5032-INT|||Kapillarsäule DB-5|Kapillarsäule DB-5 für Intuvo, 30 m x 0,32 mm, 0,25 µm.||
123-57J1-INT|||Intuvo-Säule DB-5ht|DB-5ht, 5 m x 0,32 mm x 0,10 µm, für Intuvo GC.||
125-1032|||Kapillarsäule|Agilent DB-1, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm.||
125-1334|||DB-624 Kapillarsäule|DB-624 30 m x 0,53 mm, 3,0 µm.||
1390-1023|||Befestigungsschraube|Schraube M4 x 0,7 x 12 mm.||
160-2325-1|||Restriktionskapillare|Quarzglas, deaktiviert, 320 µm x 1 m.||
160-2325-5|||Restriktionskapillare|Quarzglas, deaktiviert, 320 µm x 5 m.||
1610000200|||Verbindungsstück|Zum verbinden von flexiblen Lüftungsrohren||
17-3151|||Anschlüsse für manuelle Probennahme|Vorrichtung für 708/709-DS mit 8 Anschlüssen (Luer-Fitting) für die manuelle Probennahme. Für 708/709-DS mit motorisierter Manifold.||
19091S-413UI|||Kapillarsäule|HP-5MS Ultra Inert, 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm.||
19091S-413UI-INT|||HP-5MS, Intuvo|HP-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo||
19091S-431UI-KEY|||Kapillarsäule HP-5ms|Agilent HP-5ms Ultra Inert, 15 m x 0.25 mm x 0.25 µm, mit Smart Key für 8890 GC.||
19091S-433|||Kapillarsäule HP-5ms|Agilent HP-5ms, 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm.||
19095J-623|||HP-5MS|HP-5MS UI 30m, 0.53mm, 0.5um||
19095Z-623|||J&W GC-Säule HP-1|Agilent J&W HP-1 GC-Säule, 30 m, 0.53 mm, 5.00 µm, 7-Zoll-Käfig.||
19199M|||Installations-Kit|Enthält u.a. 15 m Kupferleitung (1/8 in x 0.065 in), passende Fittinge und Muttern, T-Stücke, Werkzeug, Leckdetektor, Falle für Splitausgang mit 3 Ersatzkartuschen.||
19199N|||Installations-Kit|GC-Installations-Kit mit Gasreinigungssystem, zum einfachen Anschließen des Geräts an die empfohlenen Gasentnahmestellen/Manometer.<Shift-Enter>Enthält u.a. 1 Gasfilterstation für Trägergas und FID-Gase, Leckdetektor, 15 m Kupferleitung (1/8 in x 0.065 in), passende Fittinge und Muttern, T-Stücke, Verschlußkappen, 2 Absperrhähne, Falle für Splitausgang mit 3 Ersatzkartuschen.|Installations-Kit inkl. Gasreinigung|
19199U|||Intuvo Installationskit|||
1FH47AT||Bios Analytical Ltd.|24’’ Monitor|HP EliteDisplay E243, LED, 23,8’’.||
1FH50AT||Bios Analytical Ltd.|27‘‘-LED-Monitor|HP EliteDisplay E273 LED, 27 Zoll.||
210125300|||Variabler Küvettenhalter für lange Schichtdicken|Küvettenhalter für lange Schichtdicken, variabel einstellbar.  Geeignet für rechteckige Küvetten mit einer Schichtdicke von 20, 50 and 100 mm.  Küvettenhalter muss in die Festprobenhalterung eingesetzt werden||
210-4022-5|||Focus-Liner|Liner, Focus, konisch, 4 mm, 5 Stk./Pck.||
2140-0820|||Deuteriumlampe|InfinityLab Long-Life Deuteriumlampe mit RFID-Tag, zur Verwendung mit G1315C/D, G1365C/D, G4294B, G7115A).||
3006.0015.99||Huber Kältemaschinenbau AG|Umwälzkühler|Umwälzkühler "Minichiller" mit Temperierschlauch und Thermofluid.||
3-101092||Van der Heijden Labortechnik GmbH||Kühlmobil 121-WW-B400-16D-47: Kühlleistung bei 20°C: 2000 Watt, Teperaturbereich: 16°C bis 22°C, Maße: 59 x 36 x 47 cm (H x B x T), Anschlüsse auf der primären Seite ½“.||
3-101387||Van der Heijden Labortechnik GmbH|Kühlmobil der Firma van der Heijden|Kühlmobil 311-WW-B400-2P-15B-16D: Kühlleistung bei 20°C: 4000 Watt, Teperaturbereich: 16°C bis 22°C, 2 Pumpen mit je Leistung von 5 l/min bei 4,0 bar, Maße: 82 x 58 x 66 cm (H x B x T), Gewicht: 82 kg.||
35900-60900|||Analog-Signalkabel|Zur Verbindung von einem Analogsignal mit der A/D-Dualkanal-Interfacebox||
4040-0354|||PTFE Vorhang Bio-Dis III Gerätefrontseite|||
4040-0355|||PTFE Vorhang Bio-Dis III Geräterückseite|||
410000400|||Lüftungsrohrverlängerung|Flexibles Lüftungsrohr mit 150 mm Durchmesser||
420910-901|||Agilent Prep Silica|Agilent Prep Silica, 1 kg.||
450056||S-prep GmbH|Probenrack|Probenrack für ASX-560 Autosampler||
5022-6502|||Probenträger|Probenträger für 54 (9 x 6) Probenflaschen (2,0 ml), passend für Infinity II Multisampler, Schubladenhöhe 2H/3H.||
5023-0202|||LAN-Kabel|Patch Kabel, abgeschirmt, 7 m.||
5023-0271|||Fritten (0,3 µm)|Fritten für1290 Infinity II Inline-Filter 5067-6189, Porengröße: 0,3 µm, Inlet-Durchmesser: 2,0 mm, 5 Stk./Pck.||
5023-0282|||Bitsatz für Drehmomentschlüssel|4 mm hex Bit, 2,5 mm hex Bit, Adapter ¼‘‘ Vierkant auf hex.||
5023-2255|||Splitter-Kit, 1-5 ml/min|Passives Splitter-Kit für analytische Flüsse, 1-5 ml/min.||
5023-2504|||Werkzeug|Sechskant-Schraubendreher, SW-4 geschlitzt.||
5041-2168|||Lösungsmittelfilter|Lösungsmittelfilter aus Glas||
5042-1333|||Sipper-Schlauch-Kit|Sipper-Schlauch-Kit enthält Zuflussschlauch (1.5 m), Verbindungsschlauch Zufluss zur Durchflusszelle (0.35 m), Verbindungsschlauch Durchflusszelle zur Pumpe (1 x 0.35 m und 1 x 0.5 m), Verbindungsschlauch Durchflusszelle zum Abfallbehälter (1.5 m), Anschlüsse und Adapter.||
5043-0277|||Blindstopfen, lang, 10-32|Blindstopfen, lang, 10-32, PEEK mit Edelstahlkern, fingerfest anzuziehen.||
5043-0915|||Werkzeug|Montagehilfe für Fittinge.||
5043-0924|||Ferrule|Vordere Ferrule für Quick Connect / Quick Turn.||
5043-1222|||InfinityLab Stay Safe Starter Kit|Enthält StaySafe-Verschlüsse für Lösemittelflaschen, Belüftungsventile mit Indikatorstreifen und Fittinge.||
5043-1735|||Schubladen für Flex Bench/Benchtop-Systeme (5043-1735)|2 Schubladen zur Montage unter einen Regalboden 5043-1750.||
5043-1740|||InfinityLab Benchtop mit Elektroanschlüssen|InfinityLab Benchtop, mit 1 festem und 3 versetzbaren Regalböden, integrierten Steckdosen mit Sicherung.||
5043-1750|||Regalboden für Flex Bench/Benchtop-Systeme|Zusätzlicher Regalboden.<Shift-Enter>Erweiterbar um 2 Schubladen (unterhalb).||
5043-1759|||InfinityLab Flex Bench mit elektrischen Anschlüssen|InfinityLab Flex Bench, mit 4 Regalböden, Auffangwanne, integrierten Steckdosen mit Sicherung.||
5043-1790|||Lösemittelschlauch, lang|4x Lösemittelschläuche, je 2280 mm. Verbindung Fritte/Eluent zu Pumpe.|lange Lösemittelschläuche|
5061-3378|||Remotekabel|||
5062-2496|||Ultra-Mikroküvette|10mm Ultra-Mikroküvette aus UV-Quartzglas: Volumen: 50 µl, Apertur: 2.5 x 2 mm, inkl. PTFE Deckel.||
5062-3514|||Ferrule|Ferrule, kurz, 0,5 mm ID, 15 % Graphit/85 % Vespel, für 0,32 mm Säulen, 10 St./Pck.||
5062-3580|||Doppelloch-Ferrule|Vespel/Graphit (85/15), für Säulen mit 0,10, 0,20 und 0,25 mm Durchmesser. 10 Stk./Pck.||
5062-3587|||Liner|Liner, splitless, mit Glaswolle, einseitig verjüngt, deaktiviert.||
5062-8517|||Fritten-Adapter|4 Stück pro Pack.||
5063-6591|||PEEK Fittinge|PEEK Fittinge fingerfest 1/16 Zoll, 10 St.||
5063-6598|||Tefzel-Ferrulen/Edelstahlringe|1/8 Zoll, 10 St.||
5063-6599|||PPS-Muttern|1/8 Zoll, 1/4-28-Gewinde, 10 St.||
5065-4454|||SS Fittinge & Ferrule|Lange Fittinge und Ferrule, SS, 10/PK, für Kapillaren mit 1/16 Zoll Außendurchmesser, 10-32-Gewinde.||
5067-0295|||Konus-Pflegepaket|Pflegepaket enthält 2 vernickelte Sample-Konen, Magnet-Werkzeug, 3 Grafitdichtungen, 100 Wattestäbchen.||
5067-0296|||Pt-Konus-Pflegepaket|Pflegepaket enthält 2 Platin Sample-Konen, Magnet-Werkzeug, 3 Grafitdichtungen, 100 Wattestäbchen.||
5067-1551|||RRLC Inline Filter|2 mm, 0,2 µm Filter max 600 bar mit 3 Fritten und 70 x 0,12 mm Verbindungskapillare: Ersatzfritten 5067-1555 (10/pk).||
5067-4634|||Montage-Kit für Infinity I Systeme|Zur seitlichen Montage an eine Infinity I Pumpe oder an einen Infinity I Detektor.||
5067-4651|||Kapillare|Edelstahlkapillare 0,12 mm x 280 mm, SL/SX (SX vormontiert).||
5067-4695|||Saphir-Pumpenkolben|Pumpenkolben aus Saphir für Pumpen der 1220/1260/1290-Serien.||
5067-5685|||Halterung für externen Ventilantrieb|Zur seitlichen Montage von G1170A oder G9322A an Infinity II Modulen.||
5067-5688|||Drehmomentschlüssel|Drehmoment-Gabelschlüssel, 1 – 25 Nm, 14 mm.||
5067-5690|||Gabelschlüsselkopf, 14 mm|14 mm Gabelschlüsselkopf für Drehmomentschlüssel.||
5067-5695|||Fitting|UHP-FF Fitting, bio-inert, für PEEK-verkleidete Edelstahlapillaren.||
5067-5957|||InfinityLab Quick Connect Assembly|Quick Connect Fitting mit Edelstahlkapillare (0,12 x 105 mm) für dauerhaft dichte Kapillarverbindungen ohne Totvolumen bis 1300 bar – einfach, schnell, wiederverwendbar.||
5067-5960|||InfinityLab Quick Connect Assembly|Quick Connect Fitting mit Edelstahlkapillare (0,12 x 280 mm) für dauerhaft dichte Kapillarverbindungen ohne Totvolumen bis 1300 bar – einfach, schnell, wiederverwendbar.||
5067-5965|||Quick Connect Fitting|Quick Connect Fitting für dauerhaft dichte Kapillarverbindungen ohne Totvolumen bis 1300 bar – einfach, schnell, wiederverwendbar. Ohne Kapillare.||
5067-5966|||InfinityLab Quick Turn Fitting|Für dauerhaft dichte Kapillarverbindungen ohne Totvolumen, fingerfest dicht bis 600 bar – einfach, schnell, wiederverwendbar.||
5067-6141|||Blindstopfen M4|Blindstopfen für M4-Gewinde, für unbelegte Anschlüsse an Ventilen.||
5067-6149|||Lecksensor|Externer Lecksensor.||
5067-6166|||InfinityLab Quick Connect Assembly|Quick Connect Fitting mit Edelstahlkapillare (0,17 x 105 mm) für dauerhaft dichte Kapillarverbindungen ohne Totvolumen bis 1300 bar – einfach, schnell, wiederverwendbar.||
5067-6167|||InfinityLab Quick Connect Assembly|Quick Connect Fitting mit Edelstahlkapillare (0,17 x 150 mm) für dauerhaft dichte Kapillarverbindungen ohne Totvolumen bis 1300 bar – einfach, schnell, wiederverwendbar.||
5067-6189|||1290 Infinity II Inline-Filter|Porengröße 0,3 µm, Inlet-Durchmesser: 2,0 mm, bis max. 1300 bar.||
5067-6654|||Nummern-Kit|Nummerierte farbcodierte Clips („1“ bis „8“, dreifacher Satz) zur Kennzeichnung von Kapillaren für Konfigurationen mit mehreren Säulen.||
5067-6707|||Kapillar-Kit|Kapillar-Kit 0,17 mm, für ICC mit Säulenauswahlventil.||
5067-6840|||Rückdruckregler|Rückdruckregler 20psi zur Minimierung der Blasenbildung in Kapillaren.||
5067-6857|||Druckbegrenzungsventil|Druckbegrenzungsventil-Kit für präparative HPLC-Syteme, inklusive Druckbegrenzungsventil, Fitting-Adapter und PTFE-Leitungen.||
5068-0099|||Rotor|Rotor für 2-pos/6-port bio-inertes Ventil (600 bar).||
5180-4162|||Werkzeug-Kit|Werkzeug-Kit||
5180-4168|||O-Ring|Graphit-O-Ring, 5700/5840/6890, 9,63 mm AD, 6,35 mm ID, 2,129 mm cd, 10 St./Pck..||
5181-1270|||Mikroeinsatz|250-µl-Einsätze mit Polymerfüßen, 100 Stück/Pack.||
5181-3323|||Ferrule|Ferrule, kurz, 0,4 mm ID, 15% Graphit/85% Vespel, für 0,1 bis 0,25 mm Säulen, 10 Stk./Pck.||
5181-3375|||Vials 2,0 ml|Probenfläschchen, Klarglas, 2 ml, 100 Stk.||
5182-0542|||Probenglasdeckel|Deckel mit Probenbehälter mit Schnappverschluss, klar, mit Polyethylen-Membranseptum, 100 Stk/Pck.||
5182-0567|||Probenfläschchen, PP|Probenfläschchen, Polypropylen, Rollrand/Schnappverschluß, 1 ml, 100 Stk./Pck.||
5182-0716|||Probengläser 2 ml|Schraubverschluss-Probenfläschchen, 2 ml, braun, weite Öffnung, mit Beschriftungsfeld, 100 St.||
5182-0717|||Kappen|Schraubkappen für 2 ml Probenfläschchen, blau, 100 Stk.||
5182-0721|||Schraubkappen|Schraubkappen, grün, 100 Stück/Pack.||
5182-3465|||Schraubendreher T20|||
5182-3466|||Schraubendreher T10|||
5182-9733|||Headspace OQ/PV Checkout Standard|OQ/PV Headspace Standard für OQ/PV auf GCs mit Headspacesampler: Nitrobenzol, 1,2-Dichlorobenzol, tert-Butyldisulfid in Ethanol, 2.01 g/l (± 0,5 %), 1 ml.||
5183-2003|||Parker Stickstoffgenerator|Parker Stickstoffgenerator zur Verwendung mit der LC/MS-Serie 6000. Erfordert nur Druckluft, keine Stromversorgung.||
5183-4428|||Probenvials|2 ml, Klarglas, für Schraubdeckel, 100 Stk/Pck.||
5183-4647|||Liner|Split Liner, geringer Druckwiderstand, mit Glasswolle, deaktiviert.||
5183-4688|||Multi-Element Umwelt-Kalibrationslösung|100 mL Multi-Element Umwelt-Kalibrationslösung. Enthält 1000 mg/L Fe, K, Ca, Na, Mg und 10 mg/L Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U in 10% HNO3||
5183-4757|||Inlet-Septen|50x Septen für GC-Inlets, 11 mm, nicht klebend, optimiert bzgl. Säulenbluten und Temperatur, max. Temperatur 400 °C, Blisterpackung.||
5184-3566|||ICP-MS-Tuning Lösung|2 x 500 mL ICP-MS-Tuning Lösung enthält 10 µg/L Li, Y, Ce, TI und Co in 2% HNO3||
5185-5850|||ICP-MS Checkout-Lösungen|ICP-MS Checkout Lösungen-Kit enthält Tuning Lösung, Dual Mode (1), Dual Mode (2), Spüllösung, Wasser.||
5188-2788|||Probenfläschchen, PP|Zertifizierte Probenfläschchen aus Polypropylen, 250 µl.||
5188-5245|||FPD Checkout-Standard|FPD Checkout Standard, 3x 1 ml.||
5188-5246|||Spritze 1 µl|Spritze, 1,0 µL, 23G, 42 mm Konusspitze. Gesamtvolumen 1 µl, maximales Abgabevolumen 0,5 µL.||
5188-6495|||Splitauslassfilter PM Kit|Wartungskit für Falle des Splitausgangs (eine Ersatzkartusche, 2 O-Ringe).||
5188-6496|||QuickPick S/SL PM-Kit|QuickPick PM-Kit für Split-Inlet und -Outlet. Enthält 1 Split-Liner, 1 Split-Outlet-Falle, 5 non-stick BTO-Septen, 1 non-Stick O-Ring, 2 O-Ringe, 1 Golddichtung mit Zubehör.||
5188-6497|||QuickPick S/SL PM-Kit|QuickPick PM-Kit für Splitless-Inlet und -Outlet. Enthält 1 Splitless-Liner, 1 Split-Outlet-Falle, 5 non-stick BTO-Septen, 1 non-Stick O-Ring, 2 O-Ringe, 1 Golddichtung mit Zubehör.||
5188-6524|||PA-Tuning Lösungskit|PA-Tuning Lösungskit enthält 2 x 100 mL Flaschen: Tuning 1 (Matrix: 2 bis 5% HNO3): 20 ppm Zn, Be, Cd, As; 10 ppm Ni, Pb, Mg; 5 ppm TI, Na AI, U, Cu, Th, Ba, Co, Sr, V, Cr, Mn, 6Li, Sc, In, Lu, Bi; 2.5 ppm Y, Yb. Tuning 2 (Matrix: 10% HCI & 1% HNO3 & Spuren von HF): 10 ppm Mo, Sb, Sn, Ge, Ru, Pd; 5 ppm Ti, Ir.||
5188-6564|||ICP-MS-Tuning Lösung|100 mL ICP-MS-Tuning Stock-Lösung. Enthält 10 mg/L Li, Y, Ce, TI und Co in 2% HNO3||
5188-8045|||Remote Cable APG-ERI|Remote Cable APG-ERI||
5188-8053|||Lecksensor-Hub|Hub mit Anschlüssen für 4 Lecksensoren. Verbindung zum HPLC-System über einen freien ERI-Port.||
5190-0468|||Pestizid-Analyzer-Checkout Standard|Pestizid-Analysator-Checkout Standard, enthält 5 1-ml-Ampullen mit 20 Pestiziden in Aceton.||Dichlorvos, Mevinphos, Ethalfluralin, Trifluralin, Atrazin, Lindan, Chlorpyriphos-methyl, Heptachlor, Malathion, Chlorpyriphos, Dieldrin, 4,4‘-DDE, Hexazinon, Propargit, Leptophos, Mirex, Fenarimol, Coumaphos, Ethofenprox, Deltamethrin. Je 10 µg/ml.
5190-0551|||Pestizid-Multistandard|Für LC/MS, 253 Pestizide, 8x 1.0 ml, 100 µg/ml in Acetonitril.||
5190-2295|||Ultra Inter Liner|Universeller Liner, Ultra Inert, geringer Druckabfall, Glasswolle. Touchless-Verpackung mit einem vormontierten, nichtklebenden-O-Ring.||
5190-5233|||Selbstdichtende Säulenmutter Falcon Nut|Integrierter Federmechanismus sorgt für eine dauerhaft dichte Säulenverbindungen - kein Nachziehen mehr der Säulenverbindung wegen schrumpfender Ferrulen. Passend für MSD-Transferline.||
5190-6189|||Absperrhahn|Absperrhahn/Kugelventil, 1/4 Zoll.||
5190-6194|||Selbstdichtende Säulenmutter Falcon Nut|Integrierter Federmechanismus sorgt für eine dauerhaft dichte Säulenverbindungen - kein Nachziehen mehr der Säulenverbindung wegen schrumpfender Ferrulen. Passend für Inlet/Detektor.||
5190-6980|||Y-Splitter|Ultra Inert Press-Fit Universal-Y-Splitter.||
5190-8563|||Arsen-Einzelelementstandard|10 µg/mL As-Standardlösung in 2% HNO3||
5190-8575|||Quecksilber-Einzelelementstandard|10 µg/mL Hg-Standardlösung in 5% HNO3||
5190-8579|||Selen-Einzelelementstandard|10 µg/mL Se-Standardlösung in 2% HNO3||
5190-8585|||Vanadium-Einzelelementstandard|10 µg/mL V-Standardlösung in 5% HNO3||
5190-9426|||AdvanceBio Aminosäure- Reagenzien-Kit|10 Produkte (Standards und Reagenzien), die für die Aminosäure-Analyse benoetigt werden.<Shift-Enter>Inhalt: Boratpuffer, FMOC, OPA, DTDPA, AA Standards 1-250 pmol/µl.||
5500-1191|||Kapillare|InfinityLab Quick Turn Kapillare, ST 0,12 mm x 280 mm.||
5500-1193|||Kapillare|Quick Turn Kapillare, Edelstahl, 0,17 x 105 mm, langer Sockel.||
5500-1199|||SS Kapillare|Edelstahlkapillare, 0,12 mm x 130 mm, M4-SL PS-PS, Verbindung Säulenauswahlventil zu Wärmetauscher.||
5500-1200|||SS Kapillare|Edelstahlkapillare, 0,12 mm x 130 mm, M4-SL PS-NS, Verbindung Säule zu Säulenauswahlventil.||
5500-1201|||Kapillare|Edelstahlkapillare, 0,12 mm x 105 mm, SL-SL, zur Verwendung mit Säulenauswahlventilen.||
5500-1202|||Kapillare|Edelstahlkapillare, 0,12 mm x 500 mm, M4-SL PS-PS, zur Verwendung mit Säulenauswahlventilen.||
5500-1203|||Kapillare|Edelstahlkapillare, 0,12 mm x 280 mm, M4-SL PS-PS, zur Verwendung mit Säulenauswahlventilen.||
5500-1204|||Kapillare|Edelstahlkapillare, 0,12 mm x 150 mm, M4-M4 PS-PS, zur Verwendung mit Säulenauswahlventilen.||
5500-1236|||Kapillare|InfinityLab Quick Turn Kapillare, ST 0,17 mm x 400 mm.||
5500-1240|||Kapillare|Kapillare, Edelstahl, 0,17 x 105 mm, SL/SL, inkl. vormontierten Ferrule und Fittingen.||
5500-1276|||Kapillare|InfinityLab Quick Connect Kapillare, PEEK/Edelstahl, 0,17 x 280 mm, inklusive 1x Swagelok-Fitting.||
5500-1277|||Quick Connect Kapillare|InfinityLab Quick Connect Kapillare PEEK/Edelstahl, 0,17 x 500 mm, inklusive 1x Swagelok-Fitting.||
5500-1286|||Kapillare|Edelstahlkapillare 0,12 mm x 340 mm, SL-M4.||
5610100100|||Al-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Aluminium (codiert)||
5610100200|||Sb-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Antimon (codiert)||
5610100800|||Cd-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Cadmium (codiert)||
5610101000|||Ca-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Kalzium (codiert)||
5610101400|||Cu-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Kupfer (codiert)||
5610102700|||Fe-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Eisen (codiert)||
5610105300|||Na-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Natrium (codiert)||
5610106800|||Zn-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Zink (codiert)||
5610107000|||Multielement-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Na - K (codiert)||
5610107600|||Multielement-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Co – Cr – Cu – Fe – Mn – Ni (codiert)||
5610108100|||As-UltrAA-Hohlkathodenlampe|UltrAA-Hohlkathodenlampe für Arsen (codiert)||
5610108300|||Se-UltrAA-Hohlkathodenlampe|UltrAA-Hohlkathodenlampe für Selen (codiert)||
5610108700|||Multielement-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Ag - Cd - Pb - Zn (codiert)||
5610109500|||Multielement-Hohlkathodenlampe|Hohlkathodenlampe für Ag - Cr - Cu- Fe - Ni (codiert)||
5610134600|||Cu/Zn-UltrAA-Hohlkathodenlampe|UltrAA-Hohlkathodenlampe für Kupfer und Zink (codiert)||
5799-0014|||SFC-Prüfstandard|||
6610000800|||UV-Küvette aus Quartzglas|10 mm Quartz UV-Küvetten: Volumen: 3.5 ml, inkl. PTFE Deckel, für UV-Messungen geeignet. 2 Stück.||
6610000900|||Fluoreszenz-Küvette aus Quarzglas|Fluoreszenz-Küvette aus Quarzglas (QS): Volumen 3500 µl, offen mit PTEE-Deckel, Innenmaße: 10 x 10 mm, Schichtdicke: 10 mm. 2 Stück.||
6610008800|||Küvetten aus optischem Glas|Zwei 10 mm Glas Küvetten: Volumen: 3.5 ml, inkl. PTFE Deckel.||
6610008900|||Durchflusszelle|Durchflussküvette aus UV Quartzglas: Schichtdicke 10 mm, Apertur: 3 mm (H x B), Zentrumshöhe 20 mm, Volumen 70 µL, Dimensionen: 40 x 12.5 x 12.5 mm (H x B x T).||
6610014000|||Variabler Küvettenhalter|Küvettenhalter mit variabler Schicktdicke, bspw. 10, 20, 50 & 100 mm. Für diesen Küvettenhalter wird ein Festprobenhalter zur Monatge benötigt.||
6610015400|||Semi-Mikroküvette|10mm Semi-Mikroküvette aus geschwärztem Quartzglas: Volumen: 1300 µl, Innenmaße: 45.5 x 5 mm, inkl. PTFE Deckel.||
6610018700|||Mikroküvetten aus optischem Polystyrene|500 Stück 10 mm Microküvetten (Einweg), Polystyrol, Volumen: 1.5 ml.||
6610018800|||Küvetten aus optischem Polystyrene|500 Stück 10 mm Microküvetten (Einweg), Polystyrol, Volumen: 3.5 ml.||
6610019500|||Sub-Mikroküvette|10mm Sub-Mikroküvette aus geschwärztem Quartzglas: Volumen: 40 µl, Innenmaße: 2 x 2 mm, inkl. PTFE Deckel.||
6610020200|||Durchflusszelle|Durchflussküvette aus UV Quartzglas: Schichtdicke 10 mm, Zentrumshöhe 20 mm, Apertur: 11 x 6.5 mm (H x B), Volumen 715 µL, Dimensionen: 40 x 12.5 x 12.5 mm (H x B x T).||
6610021500|||Fluoreszenzküvette aus Quartzglas|10 mm Quartz Fluoreszenzküvette: Volumen: 400 µl, 4 x 10 mm Messfenster, inkl. PTFE Deckel.||
6610021600|||Fluoreszenzküvette aus Quartzglas|10 mm Quartz Fluoreszenzküvette: Volumen: 40 µl, 2 x 2 mm Messfenster, inkl. PTFE Deckel.||
6610023700|||Fluoreszenz Durchflusszelle|Durchflussküvette aus Far UV Quartzglas: Schichtdicke 10 mm, Apertur: 2 x 2 mm (H x B), Zentrumshöhe 20 mm, Volumen 40 µL, Dimensionen: 40 x 12.5 x 12.5 mm (H x B x T), inkl. PTEE Schlauch (1 m, 1/16“ Innendurchmesser) und zwei M6 Muttern.||
6610025400|||Probenrack|Probenracks mit je 60 Positionen (für 16 mm Probenröhrchen)||
6610030000|||ICP-OES Wellenlängen-Kalibrationslösung|500 mL ICP-OES Wellenlängen-Kalibrationslösung, enthält 50 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn und 500 mg/L K in 5 % HNO3||
683975-324|||Poroshell 120 HILIC-Z|Säule Poroshell 120 HILIC-Z, 3.0 x 150 mm, 2,7 µm.||
695970-902|||Poroshell 120|Poroshell 120, EC-C18, 4,6 x 100 mm, 4 µm.||
695975-502T|||Poroshell-HPH Säule|InfinityLab Poroshell HPH-C18, 3,0 x 100 mm, 2,7 µm, mit Säulen-ID-Tag.||
695975-702|||Poroshell HPH Säule|InfinityLab Poroshell HPH-C18, 4,6 x 100 mm, 2,7 µm.||
7910035600|||Lichtleiter mit Dip-Sonde|Lichtleiter mit Dip-Sonde: Länge der Lichtleiter: 78 cm, Länge der Dip-Sonde: 14 cm, Schichtdicke der Dip-Sonde: 10 mm, extra kleiner Durchmesser von 3.05 mm.||
7910036100|||Spitze für Dip-Sonde|Edelsathl Spitze für Dip-Sonde mit 40 mm Schichtdicke.||
7910036400|||Lichtleiter mit Dip-Sonde|Lichtleiter mit Dip-Sonde: Länge der Lichtleiter: 78 cm, Länge der Dip-Sonde: 15.5 cm, Schichtdicke der Dip-Sonde: 10 mm.||
7910036500|||Lichtleiter mit Dip-Sonde|Lichtleiter mit Dip-Sonde: Länge der Lichtleiter: 78 cm, Länge der Dip-Sonde: 15.5 cm, Material der Dip-Sonde: Edelstahl, Spitze der Dip-Sonde austauschbar, Schichtdicke der Dip-Sonde: 10 mm.||
800-4000|||Software Development Kit für FTIR Systeme|Das Software Development Kit (SDK) für FTIR Systeme (4300, 4500 & 5500) stellt eine C-aufrufbare, high-level Sprach- Interfaceschnittstelle zur Verfügung, um eine Kommunikation mit A2 Technologies Produkten zu ermöglichen.||
810000300|||Klammern|Klammern zum befestigen von flexiblen Luftungrohren||
810137000|||Endhalter|Endhalter für Feststoff-Probenhalter||
8121-0008|||LAN-Kabel|LAN Patch Kabel, abgeschirmt, Länge: 14 ft./4,26 m.||
8121-0940|||LAN-Kabel|100 BaseT-LAN-Kabel.||
8121-1013|||RS232-USB-Kabel|Kabel USB Typ A (männlich) auf DB9 RS 232 (männlich).<Shift-Enter>Zur Verbindung 1260 Infinity II ELSD zu PC.||
820750-911|||Poroshell Vorsäule|Poroshell 120, UHPLC Vorsäule, EC-C18, 4,6 mm. 3 Stk./Pckg.||
820750-928|||Vorsäule HPH|UHPLC-Vorsäule, Poroshell HPH-C18, 4,6 mm, 3 Stück/Pack..||
823750-903|||Vorsäule|UHPLC Vorsäule, für Eclipse XDB-C18 und ähnliche, 3.0 mm, 1.8 um, 3 Stk/Pck.||
823750-948|||Vorsäule HILIC-Z|UHPLC-Vorsäule Poroshell 120 HILICZ, 3,0 mm, 2,7 µm, 3 Stück.||
8500-6940|||Multi-Element Kalibrationslösung|100 mL Multi-Element Kalibrationslösung 2A. Enthält: 10 mg/L Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cu, Co, Cr, Cs, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V and Zn in 5% HNO3.||
8710-1217|||Steckschlüssel 7 mm|||
8710-2303|||ROM-Werkzeug|Spezialwerkzeug zum Entfernen von ROM-Chips eines 6890 GCs (G1530A).||
9301-1377|||Schraubkappenflaschen|Klarglas, 6 ml, 100 Stück/Pack.||
9301-1378|||Septen|Septen für 6 ml Schraubdeckelflaschen, 100 Stück/Pack.||
9301-1379|||Schraubdeckel|Schraubdeckel für 6 ml-Flaschen, 100 Stück/Pack.||
959933-902|||Zorbax Eclipse Plus c18|4.6 x 75mm, 3.5um ||
959941-902|||Säule Zorbax Eclipse Plus|Zorbax RRHT Eclipse Plus C18, 95 Å, 4,6 x 50 mm, 1,8 µm, 600 bar.||
959993-906|||Säule Zorbax Eclipse Plus|Zorbax Eclipse Plus C8, 95 Å, 4,6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar.||
963954-306|||Säule|HPLC-Säule Eclipse XDB-C8 Solvent Saver, 3.0 x 150 mm.||
989-0626|||Kevley Objektträger|Kevley Objektträger Low-E, 25 x 75 mm (1 x 3 Zoll), spezielle Oberfläche für IR Anwendungen.||
997513|||LAN-Karte|Intel Pro/1000 PT Desktop Adapter, low profile.||
A56-99-0017||S-prep GmbH|Cetac ASX-560 Autosampler|Cetac ASX-560 Autosampler mit Firmware zum Betrieb mit Agilent 5800 ICP-OES System. Alle Teile, die in direktem Kontakt mit Probelösungen kommen, sind aus inertem Material. Inkl. 4 Probentabletts mit jeweils 60 Probenpositionen und HEPA Filter.||
B0705MTL||Bios Analytical Ltd.|Workstation PC|OpenLab CDS ChemStation Edition Workstation<Shift-Enter>Mid-Level PC-Bundle: Intel i5-9500 6-core, 3 (4,4) GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, DVD±RW 16x, 1x LAN port, HP ProDisplay P224 21.5”, HP LaserJet Pro M404dn, Windows 10 Pro.||
B0707MTL||Bios Analytical Ltd.|Workstation PC für OpenLab CDS ChemStation|OpenLab CDS ChemStation Edition Workstation<Shift-Enter>High level PC Bundle: Intel QuadCore i5-7600 Quadcore, 3,5 GHz, 8 GB RAM, 2x 1 TB SATA (RAID 1), HP ProDisplay P223 21.5’’, Windows 10 Professional, HP LaserJet Pro M402dne.||
B0708MTL||Bios Analytical Ltd.|Desktop-PC|HP EliteDesk 800 G5 SFF: Windows 10 Pro 64, Intel® Core™ i5-9500 Prozessor, 16 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 16 GB), PCIe® NVMe™ SSD-Laufwerk, 512 GB, HP P224 21.5" Monitor, LaserJet Pro M404dn.||
B1310A|||Switch|HP 1820-8G Switch, 8 Ports: 10/100/1000BASE-T, Stackable: Virtual stacking, Managable: Smart Management, Form factor: Desktop / rack-mount, 4x 2m RJ45-Kabel.||Beschreibung auf Aktualität prüfen!
B1320A||Bios Analytical Ltd.|2. LAN-Karte|Ermöglicht getrennte Netzwerke für Gerätekontrolle und Datenauswertung.||
B1500A||Bios Analytical Ltd.|PC-Paket ohne Drucker|Drucker aus PC-Paket entfernen.||
B1555A||Bios Analytical Ltd.|Zusätzliche 4 GB RAM|RAM-Erweiterung um 4 GB (DDR4 Non-ECC, Hersteller: HP).||
B1595A||Bios Analytical Ltd.|Upgrade auf 24''-Monitor|Upgrade des im PC-Paket enthaltenen Monitors auf ein HP Elite Display E242 (24'').||
B1595W||Bios Analytical Ltd.|Upgrade auf HP Z-Display 24‘‘|Upgrade des im PC-Paket enthaltenen Monitors auf ein HP Z-Display (24'', IPS).||
B1600W||Bios Analytical Ltd.|Ohne Monitor|Monitor aus dem PC-Paket entfernen.||
B350G10HI||Bios Analytical Ltd.|OpenLab CDS 2.x Server|Ausgelegt für die Anbindung von bis zu 30 logischen Systemen. Intel Xeon Silver 4110 (8 Kerne, 2,1 GHz, 11 MB), 32 GB DDR4 ECC RAM, 2x 300 GB SAS 12 GB/s Raid 1 Hot Plug, 4x 1,2 TB SAS 12 GB/s (RAID 5 Hot Plug), 4x GB-LAN port, Windows Server 2016 Std (incl. 5 User CALs).||
B650G5||Bios Analytical Ltd.|HP Notebook|HP Probook 650 G5: Intel® Core™ i5-8265U Prozessor, 15.6 “ Full HD, 8 GB SDRAM, 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD.||
BXZ2G4AA||Bios Analytical Ltd.|Workstation-PC|OpenLab CDS 2 Workstation<Shift-Enter>High level PC Bundle: Intel Xeon E-2144G, 16 GB DDR4 RAM, 1x 512 GB SSD, 2x 1 TB SATA (RAID 1), 2x GigaBit LAN, HP IPS Display Z22n G2 21.5’’, Windows 10 Professional.||
BXZ3G4AA||Bios Analytical Ltd.|MassHunter Workstation-PC|Intel Xeon E-2144G, 16 GB RAM, 512 GB M.2 SSD, 2x 1 TB SATA (Raid 1), 2x LAN, DVD+/-RW, 21,5‘‘-IPS-Display, Windows 10 Professional.||
BXZ4G4AA||Bios Analytical Ltd.|Workstation-PC/Agilent Instrument Controller|OpenLab CDS 2 Plus Workstation / AIC<Shift-Enter>High level PC Bundle: Intel Xeon W-2123, 16 GB HPE DDR4 RAM, 1x 256 GB SSD (HP Z Turbo PCIe NVMe), 2x 1 TB SATA (RAID 1), 2x LAN port, HP IPS Display Z22n G2 21.5’’, Windows 10 Professional.||
CP17972|||Gas Clean Filterkartusche Kohlenwasserstoffe|Ersatz-Filterkartusche für Gas Clean Filter zum Abfangen von Kohlenwasserstoffen.||
CP17973|||Gas Clean Filterkartusche Trägergas|Ersatz-Filterkartusche für Gas Clean Filter zum Reinigen des Trägergases von Feuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlenwasserstoffen.||
CP17974|||Gas Clean Filter-Kit für Trägergas|Gasreinigungsfilter-Kit 1/8 Zoll. Mit Filteranschlußplatte (1 Filter) und Kombinationsfilter (Sauerstoff, Wasser, Kohlenwasserstoffe) für Trägergase.||
CP17976|||He-Gasfilter|He-Gasfilter Paket mit 1 Verbindungsstück 1/8 inch und 2 Filterpatronen.||
CP736530|||Gasreinigungskit für GC/FID|Gas-Clean-Filter-Kit für GC/FID, enthält Sauerstofffilter, Feuchtefilter und 2 Aktivkohlefilter. Trägerplatte mit 1/8“ Gasanschlüssen.||
CP7491|||Kapillarsäule Select Mineral Oil|Select Mineral Oil, 15 m x 0,32 mm.||
CP7760|||CP-Sil 5 CB Kapillarsäule|CP-Sil 5 CB 25 m x 0,32 mm, 1,2 µm.||
CP7988|||GasClean Trägerplatte|GasClean Trägerplatte für einen GasClean Gasfilter, 1/8-Zoll Anschlüsse.||
CP8015|||Vorsäule|Vorsäule mit Universalverbinder, 4 m x 0,53 mm, nicht deaktiviert, 3 Stk./Pck.||
CP8806|||Säule FactorFour VF-Xms|GC-Kapillarsäule, Factor Four VF-Xms, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm, 7‘‘-Käfig.||
CP913246|||MiraMist Zerstäuber|MiraMist Zerstäuber aus PTFE. Geeignet für starke Säuren und organische Proben, geeignet für Fließgeschwindigkeiten von 0.2-2.5 mL/min, empfohlen bei einem hohem Partikelgehalt und der Verwendung von AVS.||
ENC-560DC||S-prep GmbH|Einhausung für ASX-560 Autosampler|Einhausung für ASX-560 Autosampler.||
FFNSC3|||FFNSC3 Datenbank|Flavor and Fragrances Natural and Synthetic Compounds Datenbank von Prof. Luigi Mondello. 3.462 MS-Spektren, mit durchsuchbaren Strukturen, LRI, Kovats-RI.||
FREIGHT-4|||Lieferung frei Verwendungsstelle|Lieferung ins Labor bzw. zum Aufstellungsort.||
FS-CMS|||Flexible Spend Plan|Flexibel verfügbares Guthaben, verwendbar für alle Verbrauchs- und Ersatzteile, Reparaturen, Trainings, u.v.m. <Shift-Enter>Einfach, schnell und übersichtlich.||
G1033C|||NIST Bibliothek|NIST 2020 MS-Bibliothek-Paket; enthält über 350.000 EI-Spektren mit Namen, chemischen Strukturen und zusätzlich Retentionsindizes für 139.000 Verbindungen. Inklusive MS/MS- Spektrenbibliothek, NIST-Such- und AMDIS-Programme.||
G1041A|||Upgrade für NIST Bibliothek|Upgrade einer vorhandenen NIST Bibliothek auf die aktuelle Version: NIST 2014 mit 243.000 Spektren mit Namen, chemischen Strukturen und Retentionsindices. Inklusive MS/MS- Spektrenbibliothek, NIST-Such- und AMDIS-Programme.||
G1041B|||NIST-Upgrade|Upgrade auf NIST 2017 MS-Bibliothek-Paket; enthält 307.000 Spektren mit Namen, chemischen Strukturen und zusätzlich Retentionsindizes für 82.000 Verbindungen. Inklusive MS/MS- Spektrenbibliothek, NIST-Such- und AMDIS-Programme. Erfordert vorhandene Lizenz.||
G1041C|||NIST-Upgrade|Upgrade auf NIST 2020 MS-Bibliothek-Paket; erfordert vorhandene Lizenz.||
G1103-60001|||Wolframlampe|Wolframlampe für G1315A/B/C/D und G1365A/B/C/D.||
G1170A|||1290 Infinity Ventilantrieb|Passend für alle QuickChange-Ventilköpfe.||
G1170A|010||Montage-Kit für Infinity Systeme|Zur seitlichen Montage an eine Infinity I Pumpe oder an einen Infinity I Detektor.||
G1170A|500||LAN-Karte|Upgrade für HPLC-Module ohne Nuclus/Fusion-Board. Ermöglicht Anschluss und Steuerung von bis zu 3 gehosteten Modulen (FlexCube, externer Ventilantrieb, A/D-Wandler, Infinity II MCT).||
G1170AR||RB|1290 Infinity Ventilantrieb|Generalüberholter externer Ventilantrieb, geeignet für alle QuickChange-Ventilköpfe.||
G1310BR||RB|Überholte Isokratische Pumpe|Überholte 1260 Infinity I isokratische Pumpe, Maximaldruck 600 bar. Inkl. Aufsätze für Lösungsmittelflaschen und Lösemittelwanne. LAN-Karte optional.||
G1310BR|500|RB|LAN-Karte|Integrierte LAN-Datenkommunikationskarte.||
G1315BR||RB|Diodenarray-Detektor|Agilent zertifizierter, generalüberholter gebrauchter Diodenarray-Detektor der Serie 1100. Inkl. Deuterium- und Wolframlampen mit langer Lebensdauer, CAN-Kabel, Standarddurchflusszelle und LAN-Karte.||
G1316AR||RB|Überholter Säulenthermostat|Überholter 1100 Säulenthermostat, mit zwei separaten Wärmetauschern zum Vortemperieren des Lösungsmittels, 10° unter Raumtemperatur bis 80 °C.||
G1316AR|109|RB|Säulenauswahlventil|Säulenauswahlventil (2 Positionen/6 Anschlüsse, max. 400 bar) für TCC der 1100er-Serie.||
G1321-60007|||Küvetten-Kit für Offline-Messungen|Ermöglicht die Verwendung des G7121B Detektors als Fluoreszenzspektrometer <Shift-Enter>Küvette mit V = 8 µL, max. 20 bar.||
G1322AR||RB|Überholter Standardentgaser|Überholter 1100 Standardentgaser, 4 Kanäle, für Flüsse bis 10 ml/min pro Kanal. Inkl. Kabel und Schläuche.||
G1329AR||RB|Überholter Autosampler|Überholter 1100 Autosampler. Inkl. Teller für 100 Probenflaschen (2 ml) und CAN-Kabel. Injektionsvolumenbereich von 0,1 bis 100 ul. Modell 1200 ist optional.||
G1329AR|200|RB|Upgrade auf 1200-Serie|Ersetzt das 1100er Modul durch eines der 1200er Baureihe.||
G1330B|||Thermostat für Autosampler der Infinity I Serie|Thermostat für alle 1260/1290 Infinity I Autosampler/Spotter/Probensammler. Peltierkühlung zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssteuerung. Temperaturbereich 4 – 40 °C||
G1353A|||Ventil-Upgrade für TCC|Ventil-Upgrade für TCC der Serie 1100/1200 mit einem 2-Positionen-/6-Anschlüsse-Ventil (max. 400 bar). ||
G1353B|||Ventilantrieb für Infinity I Thermostaten|Nachrüstsatz für 1290 Infinity I TCC G1316C.||
G1353D|||Ventilupgrade für MCT|Ventilantrieb-Upgradekit für 1260/1290 Infinity II Thermostat (G7116A/B).||
G1362-68706|||Interface Tubing Kit|||
G1362AR||RB|Brechungsindexdetektor|Agilent zertifizierter gebrauchter Brechungsindexdetektor der Serie 1100. Modelle 1200 und 1260 sind optional. Inklusive LAN-Karte.||
G1364-44610|||Probenträger für 100 x 2 ml Vials|Probenträger 100 x 2-ml-Probenflaschen, für Fraktionssammler.||
G1364-60111|||Probenteller|Probenteller für 100x 2 ml-Probenflaschen, thermostatisierbar, für Fraktionssammler G1364B-F und G5664B.||
G1364-60621|||Wellplate-Tray|Träger für 4 Wellplates für Fraktionssammler G1364B/F und G5664A/B.||Full tray, d.h. keine weiteren Trays möglich.<Shift-Enter>Ersetzt G1364-84521
G1364F|||Fraktionssammler|1260 Infinity II Analytischer Fraktionssammler, maximale Flussrate bis 10 ml/min. Mit Standardkapillarkit, optimiert für Flüsse von 1-5 ml/min.||
G1364F|049||Schlauch-Kit für analytische Flüsse|Schlauch-Kit mit niedriger Dispersion für 1260 Infinity II Analytischen Fraktionssammler. Für die Verwendung von 2,1, 3,0 und/oder 4,6 mm ID Säulen (Fluss < 1 ml/min).||
G1369C|||LAN-Karte|LAN-Schnittstelle für 1100, 1200 und Infinity I Series (inklusive CAN-Bus, LAN, CAN- und twisted-pair-Kabel).||
G1375-87326|||Abfallschlauch|Abfallschlauch, FEB, 1,6 mm AD, 0,8 mm ID.||
G1381B|||Lösungsmittelauswahlventil|Lösungsmittelauswahlventil Upgrade-Kit für Agilent 1260 Infinity II Binäre Pumpe (G7112B).||
G1390B|||Universal Interface Box II|1200 Infinity Universal Interface Box II||
G1390B|063||Analog-In-Mehrzweck-Kabel|Kabel für UIB II (G1390B), Anschlüsse: C-Grid für Analogeingang auf Gabelschuhe.||
G1390B|067||ERI-Mehrzweckkabel|Kabel für UIB II (G1390B), Anschlüsse: GPIO/ERI auf Gabelschuhe.||
G1398A|||Kolbenhinterspülung|Upgrade für 1260 Infinity I/II isokratische und quaternäre Pumpen.||
G1398A|44K||Installation|||
G1530-60660|||Kabel|AUX Zone/Ventilbox-Kabel.||
G1530-61706|||ROM-Set für 6890 GC|ROM Set mit Firmware Rev. A.03.08 für 6890 GC.||
G1530-80650|||Umlenkblech für Ofenabluft|Zur Ablenkung der heißen Ofenabluft nach oben.||
G1552A|||Split-/Splitlos-Einlass mit EPC|Split/Splitlos-Einlass mit EPC (0-100 psi) für Kapillarsäulen, digitale Regelung von Säulenvordruck, Säulenfluß, Splitverhältnis und anderen Parametern des Pneumatiksystems. Für 6890 GC.||
G1580-00070|||Ventilhalterung|Halterung für Magnetventil.||
G1590A|||MSD-Interface für GC 6890|MSD-Interface für GC 6890. Inkl. gering blutender Säule (5 % Phenylsilikon, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm), Sauerstoff- und Feuchtigkeitsfilter und deaktiviertem Liner.||
G1600-60232|||Bubble-Kapillare|CE Kapillare (Quarzglas) mit längerem Lichtweg fused-silica capillary, 50 µm ID, 40 cm effektive Länge, 2 Stk./Pck. ||
G1617FA|||GC/MS MassHunter Upgrade|Upgrade für GCMSD MassHunter Software (MH Acquisition, MH Quantitative Data Analysis und MH Qualitative Data Analysis) auf die aktuelle Version. Erfordert eine frühere Version v. G1701xx.||I&F nicht gebündelt!
G1617FA|44K||Installation|Installation des MassHunter-Upgrades.||
G1617FA|44L||Einweisung bei Installation|Einweisung in die Software.||
G1617FA|44W||Softwarewartungsvertrag und Telefonsupport (G1617FA 44W)|Alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung bei Softwareproblemen.<Shift-Enter>Laufzeit: 1 Jahr.||
G1668AA|||MassHunter Workstation-PC|High End LC/MS PC Workstation<Shift-Enter>Intel® Xeon® E5-1620 (Quad Core 3.50 GHz CPU, 10 MB Cache), 16 GB RAM, 4x 500 GB HDD, RAID-Controller, 2x LAN, 21,5" IPS Monitor, Windows 10 Professional (64 bit).||
G1710FA|||MassHunter Offline Datenanalyse|GC/MSD MassHunter Offline Datenanalyse. Inklusive Software Subscription und Telefonsupport.||
G1710FA|44K||Installation|Installation von MassHunter Offline Datenanalyse auf einer Workstation.||
G1733CA|||Pestizid-tMRM-Datenbank|LC/MS TripleQuad Pestizid-triggered-MRM-Datenbank.||
G1820-60160|||Probenleitungsverbindungsstück für konzentrischen Zerstäuber|Probenleitungsverbindung für konzentrischen Zerstäuber mit Viton-O-Ring||
G1820-65052|||Trägergasleitungsverbindungsstück für konzentrischen Zerstäuber|Teflon Trägergasleitungsverbindung für konzentrischen Zerstäuber mit Ferrule und Viton-O-Ring)||
G1820-65138|||Konzentrischer Zerstäuber|Konzentrischer Quartzglas Zerstäuber empfohlen für organische Lösungsmittel und Spurenanalyse||
G1820-65541|||Kleines LC-ICP-MS Anschlusskit|Kleines LC-ICP-MS Anschlusskit mit Probenschläuche (PFA), Verbindungstücke, Muttern, Fassungen & Adapter, APG Remote Kabel, Invertieradapter D9S-FF, Handbuch und Installations-Guide.||
G1833-65200|||Großes LC-ICP-MS Anschlusskit|Großes LC-ICP-MS Anschlusskit mit diverse Schläuche (PFA, PTFE & Tygon), Verbindungstücke, Muttern, Fassungen & Adapter, APG Remote Kabel, Invertieradapter D9S-FF, Handbuch und Installations-Guide.||
G1833-65419|||Pt-Abschirmung|Langlebige Pt-Abschirmung für ICP-MS ShieldTorch||
G1833-65421|||ShieldTorch-Bonnet|ShieldTorch-Bonnet aus Quarzglas||
G1946-80078|||PTFE-Schlauch|PTFE-Schlauch, 0,125 ID, 500 cm||
G1947B|||LC/MS APCI-Quelle|LC/MS APCI-Quelle mit APCI-Zerstäuberkammer, Corona-Entladungsnadel, Zerstäuber, APCI-Verdampfungsmodul und Testkalibrierkit.||
G1948B|||LC/MS API Electrospray-Quelle|Inklusive API-ES Zerstäuberkammer, Zerstäuber und Testkalibrierkit.||
G1953A|||Installation|||
G1953A|001||Peak N2-Membrangenerator|N2 Generator, PEAK Model NM32LA, für bis zu 32 L/min N2 bei 6.9 bar, keine externe Druckluft nötig.||
G1953A|005||Peak Genius SQ 24 Stickstoffgenerator|Stickstoffgenerator mit Kompressor.||
G1953A|008||Stickstoffgenerator|Peak Genius XE 35 Stickstoffgenerator, 230 V.||
G1960-20003|||Zubehör für Quiet Cover|NW25 TO 5/8inch Tube Elbow.||
G1960-80060|||Einlasskapillare für LC/MSD|Einlasskapillare aus Quarzglas, 0.6 mm, für 6120 mit fast polarity switching, 6130 und 6150 MSDs.||
G1969-85026|||HPLC-Spüllösung|||
G2196AA|||ChemStation Method Scouting Wizard|Method Scouting Wizard Add-on (benötigt OpenLab CDS ChemStation Edition) zur einfachen Methodenentwicklung und -optimierung.||
G2198AA|||2D-LC Software|2D-LC Software-Addon für OpenLab CDS ChemStation Edition.||
G2255-68700|||Probenteller für 2,0  ml Vials|6 Stück Probenteller für 54 x 2,0 ml Vials für Multisampler/Mikrotiterplattenprobengeber.||
G2258-60111|||Wellplate-Tray|Tray für 4 Wellplates und 10x 2,0 ml Vials. Für High Performance- und Wellplate-Autosampler (G1367A-E, G2258A, G4226A).||
G2335A|||LAN-Upgrade für 6890 GC|Kit zum Upgrade von 6890 GCs mit LAN-Kommunikation. <Shift-Enter>Inklusive Jet Direct Card (G1369C), Kabel und Zubehör.||
G2335A|44K||Installation|Installation des LAN-Upgrade-Kits G2335A.||
G2335A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation des LAN-Upgrade-Kits.||
G2402A|||Switch|8-Port 10/100Base-TX Autosensing-Switch, inklusive 8-Meter-LAN-Kabel.||
G2432A|||APCI/APPI Tuningmischung|Tuningmischung für APCI/APPI-Ionenquellen, 100 ml.||
G2591C|||Inert Extraktor Ionenquelle|Inert Extractor Ionenquellen-Kit für 5977 MSD.||
G2662A|||DA Express Lizenz|DA Express: Schnelle, vereinfachte und automatisierbare Datenauswertung für die Routineanalytik. Eine Lizenz (Schlüssel auf USB-Stick) für 8860 GC.||
G2735L|||AJS Upgrade für 6130 SQ und LC/MSD xt|Upgrade für 6130 SQ und LC/MSD xt mit Agilent Jet Stream-ESI-Quelle:<Shift-Enter>höchste Empfindlichkeit danke Ionenstrahlfokussierung.||
G2790A|||8860 Gaschromatograph|Agilent 8860 GC-System.||
G2790A|04N||Ohne Einweisung|Ohne Einweisung im Rahmen der Installation.||
G2790A|152||Einlass für gepackte Säulen|Gespülter Einlass für gepackte Säulen, mit EPC für 8860 GC.||
G2790A|163||S/SL-Kapillareinlass|S/SL-Kapillareinlass mit EPC für 8860.||
G2790A|205||7650A Autosampler|Flüssigprobengeber mit 50 Probenplätze für 2.0 ml Vials.||
G2790A|210||Flammenionisationsdetektor|FID mit EPC für 8860.||
G2790A|220||Wärmeleitfähigkeitsdetektor|TCD mit EPC für 8860.||
G2790A|231||Mikro-Elektroneinfangdetektor|µECD mit elektronischer Fluss- und Drucksteuerung.||
G2790A|306||Umlenkblech für Ofenabluft|Zur Ablenkung der heißen Ofenabluft nach oben. Ermöglicht den Anschluss an ein Abluftsystem.||
G2790A|314||Sensor-Kit für Gasfilter|Sensorkit für Agilent Gas Clean Filter.||
G2790A|405||GC-Treiber|Für OpenLab CDS VL/OpenLab ChemStation Edition VL/OpenLab EZChrom Edition VL.||
G2790A|701||Gasprobenventil|6-Port-Ventil zur Aufgabe von gasförmigen Proben. Maximaltemperatur: 225 °C.||
G2790A|751||Ventilofen|Beheizter Ventilofen für bis zu 4 Ventile. Inklusive Automatisierung für 1 Ventil.|Kleiner Veniltofen|
G2790A|860||Verbindungskit GSV/LSV zu Inlet|Kit zur Verbindung eines Upstream-GSV oder LSV mit einem S/SL- oder MM-Inlet.||
G2855B|||CFT Deans Switch|Capillary Flow Technology Deans Switch. <Shift-Enter>Deans Switch und Software für 8890/7890/6890 GC. Benötigt PSD (empfohlen), PCM oder Aux-EPC, und MS Excel.||I&F nicht inklusive!<Shift-Enter>Mindestens 4 Std. I und 4 Std. F ZUSÄTZLICH ansetzen!
G2855B|44K||Installation|Installation eines CFT Deans Switchs.||
G2855B|44L||Einweisung|Einweisung in Funktionsweise und Bedienung des Deans Switchs im Rahmen der Installation.||
G3154B|||Arsen-Speziation-Kit|Agilent Arsen-Speziation-Kit: Basis LC-Verbindungs-Kit, Probenschläuche, diverse Anschlusselemete, APG Remote Kabel, Connector D9S-FF, Arsen Speziations-SOP.||
G3154B|200||Arsen-Speziationssäule|As-Speziationssäule||
G3158D|||GC-ICP-MS-Schnittstelle|GC-ICP-MS-Schnittstelle||
G3158D|300|||für Agilent 8900 ICP-MS/MS||
G3180B|||2-Wege-CFT-Splitter-Kit mit Makeup-Gas|Splitter und Berechnungs-Software (erfordert Excel).||I&F nicht inklusive!<Shift-Enter>Mindestens 2 Std. I und 2 Std. F ZUSÄTZLICH ansetzen!
G3180B|44K||Installation|Installation eines gespülten 2-Wege-Splitters.||
G3180B|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation in die Handhabung des gespülten 2-Wege-Splitters.||
G3181-60500|||2-Wege-CFT-Splitter|2-Wege-CFT-Splitter, ohne Zubehör.||
G3181B|||2-Wege-CFT-Splitter/Verbinder-Kit|Splitter/Verbinder-Kit für leckfreie Säulenverbindungen, inert, hochtemperaturstabil. Mit Berechnungs-Software (erfordert Excel).||I&F nicht inklusive!<Shift-Enter>Mindestens 2 Std. I und 2 Std. F ZUSÄTZLICH ansetzen!
G3182-61581|||Ultimate Union|Ultimate Union Verbinder-Kit, nicht-deaktiviert. Universeller Verbinder für Kapillar-GC-Säulen, wiederverwendbar ||
G3186B|||Gespülter Verbinder|Purged Union, 7890B GC mit PCM oder AuxEPC erforderlich.||
G3186B|44K||Installation|Installation einer Ultimate Purged Union.||
G3199C|||Schallschutzgehäuse|Schallschutzhaube für Vorpumpe.||
G3266-80004|||MicroMist Zerstäuber|MicroMist Zerstäuber aus Borosilikatglas||
G3266-80005|||MicroMist Zerstäuber|MicroMist Zerstäuber aus Borosilikatglas mit PEEK-Gasleitungsverbindung||
G3266-80017|||Zerstäuber Gasleitung|Zerstäuber Gasleitung mit PEEK- Verbindung. Geeignet für die Verwendung von MicroMist Zerstäubern mit PEEK-Gasleitungsverbindung||
G3270-65035|||Edelstahlkapillare|6 Meter 1/8" Edelstahlkapillare (gereinigt)||
G3270-80025|||Verbindungsstab|Verbindungsstab (gerade).||
G3280-60580|||Zuführungskit für organische Proben |Zuführungskit für organische Proben mit einer Fackel mit 1,5 mm Innendurchmesser, 5 Probenschläuche mit 0,15 mm Innendurchmesser, 70 cm, 5 Probenschläuche mit 0,2 mm Innendurchmesser, 70 cm, Probenschlauch mit 0,3 mm Innendurchmesser, 300 cm, 30 Abflusschläuche für die peristaltische Pumpe.||
G3280-60608|||Skimmerbasis|Skimmerbasis aus Edelstahl||
G3280-67036|||Pt-Probengeber-Konus|Probengeber-Konus aus Platin mit Cu-Base. Standard für S-Linse||
G3280-67040|||Ni-Probengeber-Konus|Probengeber-Konus aus Nickelmit Cu-Base. Standard für X-Linse||
G3280-67041|||Skimmer-Konus|Skimmer-Konus aus Nickel. Geeignet für X-Linse||
G3280-80008|||Sprühkammer|Sprühkammer aus Quarzglas||
G3280-80053|||Fackel|Quarzfackel mit 2,5 mm Innendurchmesser||
G3280-80080|||Fackel mit 1,5 mm ID|Konische Quarzfackel mit 1,5 mm Innendurchmesser. Empfohlen für die Verwendung mit organischen Lösemitteln.||
G3280-80081|||Fackelmit 1,0 mm ID|Konische Quarzfackel mit 1,0 mm Innendurchmesser. Empfohlen für die Verwendung mit organischen Lösemitteln.||
G3292A|||Umwälzkühler|Agilent Wasserumwälzkühler mit Temperaturregelung. Kühlleistung bei 20°C: 2900 Watt (bei 60Hz) und 2650 Watt (bei 50 Hz), Teperaturbereich: -10°C bis 40°C, Maße: 57.5 x 36.8 x 70.2 cm (H x B x T), Gewicht: 86 kg.||
G3297AA|||Mass Profiler Software|Mass Profiler Biomarker Discovery-Software. Zur Verwendung mit Agilent LC/MS und GC/MS-Daten. Statistische Analysen und Vergleiche von 2 Entitäten (Proben oder Probenklassen).||
G3337AA|||MassHunter Workstation Upgrade|Software-Upgrade einer MassHunter Workstation für LC/QQQ. Umfasst u.a. Acquisition, Quant, Qual, Supplemental, PCDL Manager, Offline Utilities.||I&F nicht gebündelt!
G3337AA|44K||Installation|Installation eines MassHunter-Software-Upgrades.||
G3337AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G3339AA|||MassHunter Zugriffskontrolle|MassHunter-Zugriffskontrolle - LCMS oder GCMS. Zusätzliche Serviceleistungen zur Standardinstallation: Setup, Konfiguration und Einweisung der MassHunter-Benutzer-Zugriffskontrollen, Audit Trails und ggf. Aufzeichnungssicherheit mit OpenLab ECM.||
G3339AA|002||Konfiguration für GC/MS|Konfiguration für SQ- oder TQ-GC/MS-Systeme.||
G3339AA|010||Konfiguration für Zugriffskontrolle ohne ECM|Konfiguration der Zugriffskontrolle auf Workstationebene.||
G3339AA|04N||Ohne Einweisung|Ohne Einweisung während der Installation/Konfiguration.||
G3391A|||Installationsvorbereitung|Paket zur Installationsvorbereitung für MSDs.||
G3397B|||Vakuumsensor|Vakuumsenor-Kit für 5977 MSD. |Hochvakuumsonde|
G3397B|44K||Installation|Installation einer Vakuumsonde (G3397B).||
G3398B|||Ölfreie Pumpe|Ölfreie IDP3 Scrollpumpe für 5977 Turbo-MSD-Systeme.||
G3440-81011|||Selbstdichtende Säulenmutter|Für Inlet und GC-Detektoren.||
G3440-81013|||Selbstdichtende Säulenmutter|Für MS-Transferline.||
G3440BR||RB|Überholter 7890B Gaschromatograph|Überholtes Agilent 7890B GC <Shift-Enter>Ofen bis 450 °C mit 20 programmierbaren Temperaturrampen, 6 beheizten Zonen, mit Schnittstellen für 7693 Autosampler, LAN und 2x analogen Ausgängen. Elektronische Druck- und Flusskontrolle (EPC; 0-99 psi, 0.001 psi Genauigkeit), retention time locking (RTL).||
G3440BR|007|RB|Konfiguration mit S/SL-Einlass und FID|Überholtes 7890B GC mit S/SL-Einlass und FID für Kapillarsäulen.||
G3440BR|019|RB|Konfiguration mit 2x S/SL-Einlass und 2x FID|Überholtes 7890B GC mit je 2 S/SL-Einlaässen und FIDs für Kapillarsäulen.||
G3440BR|04N||Ohne Einweisung|||
G3440BR|163|RB|Konfiguration|S/SL-Einlass, MSD-Anschluss, 230 Volt.||
G3440BR|173||Konfiguration|Für 230 Volt Netzspannung, Doppelkanal mit SSL und FID für Kapillarsäulen.||
G3443BR||RB|7890B Gaschromatograph|Generalüberholter Agilent 7890B GC mit MMI-Einlass und Anschluss für Agilent MSD (SQ/TQ/QTOF).<Shift-Enter>Ofen bis 450 °C mit 20 programmierbaren Temperaturrampen, 6 beheizten Zonen, mit Schnittstellen für 7693 Autosampler, LAN und 2x analogen Ausgängen. Elektronische Druck- und Flusskontrolle (EPC; 0-99 psi, 0.001 psi Genauigkeit), retention time locking (RTL). Inklusive Split-/Splitlos-Einlass mit EPC (0-100 psi).||
G3443BR|003|RB|Konfiguration für 230 V|||
G3444A|||7890A Upgrade-Kit|7890A Logic PCA Upgrade. Ermöglicht die Verwendung der folgenden Features: 7890B MSD Kommunikation und Unterstützung, Verwendung des FPD+-Detektor, G3494A/B Bar Code Reader, verbessertes Early Maintenance Feedback, Smart Alert Unterstützung und weitere Software-Features.||
G3447A|||Wasserstoffsensor|Selbstkalibrierender Wasserstoffsensor für mehr Sicherheit. Automatische Überwachung der Ofenluft und automatischer Standby bei Überschreiten des Grenzewertes verhindert das Erreichen explosionsfähiger Luft/Wasserstoffgemische im Ofen. Empfohlen bei der Verwendung von Wasserstoff als Trägergas.||I&F nicht inklusive!
G3449A|||Transferline Interface|Beheizter Inlet-Adapter für Agilent S/SL- und Multimode-Inlet; ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss eines einen 7697A Headspace-Probengeber und einen 7693A ALS am gleichen Inlet.||
G3450-60114|||Verbinder-Kit|Verbinder-Kit für Markes Thermodesorbern an Agilent 8860/8890 GC.||
G3452A|||S/SL-Einlass|Split/Splitless-Einlasssystem für Kapillarsäulen mit elektronischer Drucksteuerung (EPC), max. 100 psi. ||
G3462A|||Flammenionisationsdetektor|FID mit EPC, nur für Kapillarsäulen (EPC) optimiert. Umfasst digitale Steuerung aller Detektorgase. Inklusive Anschlüssen für Kapillarsäulen.||
G3470A|||Aux EPC für 7890 GC|Zusätzliches EPC-Modul mit drei Kanälen, 0-100 psi.||
G3471A|||Pneumatic Control Modul|PCM-Modul für 7890A/B mit zwei EPC-Kanälen (Kanal 1 mit Fluss- oder Druckkontrolle, Kanal 2 mit Drucksteuerung).||
G3489A|||Stickstoff-Chemolumineszenz-Detektor|Integrierter Stickstoff-Chemolumineszenz-Detektor 8255.<Shift-Enter>Dual Plasma Design für maximale Empfindlichkeit auch bei Koelution, leichtere Handhabung/Wartung, vollständige elektronische Flusskontrolle und Integration in Agilent 7890B GC. Optional mit FID-Kopplung.||
G3489A|503||Standardbrenner|NCD 8255 mit Standardbrenner||
G3490A|||MSD-Interface|MSD-Interface für 7890A/B. Inklusive HP-5ms Säule (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm), Sauerstoff- und Feuchtigkeitsfalle, deaktiviertem Liner und weiterem Zubehör.||
G3520A|||Inlet-Adapter|Ermöglicht nahtlosen Wechsel per Software zwischen ALS und HSS durch den gleichzeitigen Anschluss auf einem Inlet. Für 7890A/B mit S/SL-Einlass.||
G3526A|||3-Kanal EPC für 8890|Bietet drei Kanaele für die Steuerung der elektronischen Pneumatik.||
G3529A|||Helium-Sparmodul für 8890|||
G3536A|||MSD-Interface|MSD-Interface für 8890 GC, zur Verwendung mit den folgenden Geräten: Agilent 5975/5977 MSD, 7000 TripleQuad GC/MS, 7200 Q-TOF GC/MS. Benötigt 1 beheizte Zone.||
G3540A|||8890 Gaschromatograph|Agilent 8890 GC<Shift-Enter>Ofen bis 450 °C, Kühlen von 450 auf 50 °C in unter 4 Min., bis zu 2 Inlets und 4 Detektoren. Elektronische Druck- und Flusskontrolle (EPC; 0-99 psi, 0.001 psi Genauigkeit), retention time locking (RTL).||
G3540A|112||S/SL-Einlass|Split/Splitless-Einlasssystem für Kapillarsäulen mit elektronischer Drucksteuerung (EPC), max. 100 psi.||
G3540A|114||Inerter S/SL-Einlass|Inertes Split/Splitless-Einlasssystem für Kapillarsäulen mit elektronischer Drucksteuerung (EPC), max. 100 psi.||
G3540A|130||PTV-Injektor|TV-Kapillareinlass mit EPC ohne Septum. CO2-Tieftemperaturkühlung -60°C bis 450°C mit 3 Rampen und 3 Betriebsarten (Split, Splitless, Solventvent).||
G3540A|151||Multimode-Einlass|Multimode Einlasssystem für Kapillarsäulen, temperaturprogrammierbar zur kontrollierten Verdampfung, kühlbar (Luft oder fl. N2), mit elektronischer Drucksteuerung (EPC), max. 100 psi. Ermöglicht max. Empfindlichkeit durch die Injektion großer Volumina (100+ µl), Verringerung von Matrixeffekten, thermischen Zersetzungen und Nadel-Diskriminierungseffekten. <Shift-Enter>Injektionsmodi: pulsed/unpulsed, split/splitlos, heiß/kalt, on-column, large volume, solvent vent, cold trapping.||
G3540A|201||Anschluss für MSD|Linksseitig, Frontposition.||
G3540A|204||Mittelsäulen-Backflush|Mit MS-Interface und Purged Ultimate Union||
G3540A|207||MS-Konfiguration mit Mittelsäulen-Backflush|Konfiguration für Massenspektrometer mit Backflush. Enthält MS-Transferline, Kollisionszelle für QQQ/QToF, deaktivierter gespülter Sälenverbinder für Mittelsäulen-Backflush.||
G3540A|211||Flammenionisationsdetektor|Flammenionisationsdetektor mit elektronischer Fluss- /Drucksteuerung zur digitalen Steuerung aller Detektorgase. Optimiert für Kapillarsäulen.||
G3540A|220||Wärmeleitfähigkeitsdetektor|Wärmeleitfähigkeitsdetektor mit elektronischer Druckregelung (EPC).||
G3540A|221||Wärmeleitfähigkeitsdetektor|mit EPC, links vom 8890 GC montiert, inkl. Adaptern/Verbindungsstücken für Kapillar-, 1/8-Zoll- und 1/4-Zoll-Säulen.||
G3540A|301||Zusatz-EPC|3-Kanal, 0–100 psi, Bietet drei Kanäle fuer die Steuerung der elektronischen Pneumatik (EPC).||
G3540A|303||Helium-Sparmodul|Werkseitig installiertes, programmierbares Helium-Sparmodul. Zum automatischen Wechsel von Helium auf preiswerten Stickstoff im Standby, verhindert durch einen leichten Überdruck Schäden durch das Eindringen von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit in die chromatographischen Flusswege.||
G3540A|304||Wasserstoffsensor|Selbstkalibrierender Wasserstoffsensor für mehr Sicherheit. Automatische Überwachung der Ofenluft und automatischer Standby bei Überschreiten des Grenzewertes verhindert das Erreichen explosionsfähiger Luft/Wasserstoffgemische im Ofen. Empfohlen bei der Verwendung von Wasserstoff als Trägergas.|selbstkalibrierender Wasserstoffsensor|
G3540A|305||Vorbereitete Gasanschlüsse|Ab Werk vorkonfektionierte Gasanschlüsse an allen EPCs.||
G3540A|306||Umlenkblech für Ofenabluft|Zur Ablenkung der heißen Ofenabluft nach oben. Ermöglicht den Anschluss an ein Abluftsystem.||
G3540A|309||PCM-Modul|Zusätzliches PCM-Modul mit zwei EPC-Kanälen. Ein Kanal mit Durchfluss- oder Druckkontrolle, der zweite nur Druck-Kontrolle.||
G3540A|310||PSD Modul|Pressure Switching Device für CFT Pneumatic Switching. Mit aktiver Bleed-Line für eine präzise Steuerung kleiner Gasflüsse und Reduzierung des Gasverbrauchs bei hohen Flüssen.||
G3540A|313||Kollisionszelle|Kollisionszelle für QQQ- und QToF-Massenspektrometer.||
G3540A|314||Sensor-Kit für Gasfilter|Sensorkit für Agilent Gas Clean Filter.||
G3540A|701||Gasprobenventil|6-Port-Ventil zur Aufgabe von gasförmigen Proben. Maximaltemperatur: 225 °C.||
G3540A|751||Ventilofen|Beheizter Ventilofen für bis zu 4 Ventile. Inklusive Automatisierung für 1 Ventil.||
G3540A|860||Verbindungskit GSV/LSV zu Inlet|Kit zur Verbindung eines Upstream-GSV oder LSV mit einem S/SL- oder MM-Inlet.||
G3540A|880||Gespülter Verbinder|Purged Union, Backflush Ready (vorinstalliert ab Werk).||8890 GC mit PSD (Option #310 oder G3559A) oder PCM (#309 oder G3527A) oder Aux EPC (Option #301 oder G3526A) erforderlich.
G3540A|889||CFT-Splitter|Kapillarflusstechnologie-Splitter mit Makeup-Gas zum zuverlässigen und einfachen Teilen eines oder Zusammenführen zweier Gasströme. Inklusive Software zur schnellen Berechnung der Parameter.||
G3540A|890||3-Wege-Splitter mit Makeup-Gas|Kapillarflusstechnologie-Splitter mit Makeup-Gas zum zuverlässigen und einfachen Teilen eines oder Zusammenführen drei Gasströmen. Inklusive Software zur schnellen Berechnung der Parameter.||
G3542A|||8890 GC für MSD|8890 GC mit S/SL Einlass und MSD-Transfer Line.||
G3543A|||8890 GC MS Ready MMI|Ofen bis 450 °C, Kühlen von 450 auf 50 °C in unter 4 Min., mit Multimode-Inlet und MSD-Transferline. Elektronische Druck- und Flusskontrolle (EPC; 0-99 psi, 0.001 psi Genauigkeit), retention time locking (RTL).||
G3544A|||8890 GC/MS Analyzer|Agilent 8890 Kundenspezifischer GC/MS- Analyzer||
G3544A|151||Multimode-Einlass|Multimode Einlasssystem für Kapillarsäulen, temperaturprogrammierbar zur kontrollierten Verdampfung, kühlbar (Luft oder fl. N2), mit elektronischer Drucksteuerung (EPC), max. 100 psi. Ermöglicht max. Empfindlichkeit durch die Injektion großer Volumina (100+ µl), Verringerung von Matrixeffekten, thermischen Zersetzungen und Nadel-Diskriminierungseffekten. <Shift-Enter>Injektionsmodi: pulsed/unpulsed, split/splitlos, heiß/kalt, on-column, large volume, solvent vent, cold trapping.||
G3544A|201||Anschluss für MSD|Linksseitig, Frontposition.||
G3544A|305||Vorbereitete Gasanschlüsse|Ab Werk fertige Gasanschlüsse zur schnelleren Installation. Obligatorisch bei allen Analyzern.||
G3544A|313||Kollisionszelle|Kollisionszelle für QQQ- und QToF-Massenspektrometer.||
G3559A|||PSD Modul|Pressure Switching Device für CFT Pneumatic Switching. Mit aktiver Bleed-Line für eine präzise Steuerung kleiner Gasflüsse und Reduzierung des Gasverbrauchs bei hohen Flüssen.||
G3588A|||990 Micro GC|||
G3588A|002||Konfiguration mit 2 GC Kanälen|||
G3588A|005||PRO Lizenz|PRO Lizenz. Enthält Process Software auf dem Mainboard.||
G3588A|008||Zwei Trägergase|Konfiguration für zwei unterschiedliche Trägergase.||
G3588A|02A||Inlet(s)|Ein Inlet pro Kanal.||
G3588A|11A||Trägergas Kanal 1|Argon oder Stickstoff als Trägergas für Kanal 1.||
G3588A|12A||Inlet für Kanal 1|Probeneinlass A||
G3588A|136||Mikro-Kanal 1|Molesieb Säule 10m, beheizter Injektor, Backflush 5m, RTS-Filter, vorinstalliert ab Werk.||
G3588A|21H||Trägergas Kanal 2|Helium oder Wasserstoff als Trägergas für Kanal 2.||
G3588A|22A||Inlet für Kanal 2|Probeneinlass A||
G3588A|286||Mikro-Kanal 2|Säule CP-PoraPLOT U, 10m, beheizter Injektor, Backflush 1m, vorinstalliert ab Werk.||
G3588A|990||990 Micro-GC Instrument|990 Micro GC||
G3592A|||A/D-Dualkanal-Interfacebox|Mit modularem E/A zur Hostkommunikation.||
G3665A|||Agilent 8900 ICP-MS|Agilent 8900 ICP-MS-Paket. Enthält Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma, UHMI, Zellgasleitungen für He und optional für H2, O2 und NH3, Installation und Einweisung.||
G3665A|100||Advanced-Applikation|Erweiterung des Agilent 8900 ICP-MS-Paket um Zellgasleitungen für H2, O2 und NH3, ORS mit axialer Beschleunigung, s-Linsen können verwendet werden.||
G3665AA|||Agilent 8900 ICP-MS|Agilent 8900 ICP-MS-Paket mit Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma, MassHunter Software, Desktop-PC, Monitor und Drucker, UHMI, Zellgasleitungen für He und optional für H2, O2 und NH3, Installation und Einweisung.||
G3665AA|100||Advanced-Applikation|Erweiterung des Agilent 8900 ICP-MS-Paket um Zellgasleitungen für H2, O2 und NH3, ORS mit axialer Beschleunigung, s-Linsen können verwendet werden.||
G3665AA|695||Ohne PC-Paket|Entfernt Desktop-PC, Monitor und Drucker||
G3666-60301|||Skimmer-Basis|Skimmerbasis aus Stahl für die Verwendung mit Ni-Konen||
G3666-60301|||Skimmer-Basis|Skimmerbasis aus Stahl für die Verwendung mit Ni-Konen||
G3666-60401|||Skimmer-Basis|Skimmerbasis aus Messing für die Verwendung mit Pt-Konen||
G3666-67038|||Schrauben- & Abstandshalterkit|Schrauben- u. Abstandshalterkit geeignet für S/M/C-Linse||
G3666-67400|||S-Linse|Extrakt-Omega S-Linseneinheit||
G3666-67401|||Pt-Skimmer-Konus|Skimmer-Konus aus Platin. Geeignet für S-Linse||
G3666-67421|||Ni-Skimmer-Konus|Skimmer-Konus aus Nickel. Geeignet für S-Linse||
G3835AA|||Mass Profiler Professional|Mass Profiler Professional Software. Umfassende statistische Analysen und Tools zur Auswertung von allen Arten von MS-Daten (LC/GC/CE/ICP-MS; SQ, TQ, (Q)TOF): PCA, ANOVA, Sample Class Prediction, visualisierte Fold-Change-Analyse, Clustering. <Shift-Enter>Inklusive einem dreitägigen Anwendertraining.||
G3849AA|||MassHunter-Software-Upgrade|Upgrade für TOF/Q-TOF-MassHunter-Software.||
G3849AA|44K||Installation|Installation MassHunter-Softwareupgrade.||
G3849AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G3849AA|44W||Softwarewartungsvertrag|Alle Software-Update/-Upgrades und bevorzugter telefonischer Support. Laufzeit: 1 Jahr.||
G3909-63006|||Kapillarsäule DB-FastFAME|Kapillarsäule DB-FastFAME für Intuvo GC, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm.||
G3950A|||Intuvo 9000 GC|Agilent Intuvo 9000 GC: Intelligent. Intuitiv. Innovativ. Gaschromatographie neu gedacht: Click-and-Run Säulenverbindungen brauchen kaum Einarbeitungszeit und erlauben Säulenwechsel in <1 Minute. Guard Chip schützt das Gesamtsystem vor Verunreinigungen und erübrigt Säulenkürzen. Zuverlässige und reproduzierbare Analysen auch von labilen Analyten dank inertem Flussweg und integrierter automatischer Leckkontrolle auch während einer Sequenz. Ofen mit direkter Säulenheizung (bis zu 250 °C/min) für scharfe Peaks auch bei hochmolekularen Verbindungen. Klein und sparsam. Anwenderfreundlich: selbstkonfigurierend dank Smart Keys und detaillierter bebilderter, schrittweiser Anleitungen für Wartung und Fehlersuche.||
G3950A|100||Träger für 7693A tray-Erweiterung|Halterungen zur Installation der tray-Erweiterung G4514A für 7693A Autosampler auf einem Intuvo.||
G3950A|112||Split-/Splitlos-Einlass|S/SL-Einlass für Kapillarsäulen mit elektronischer Druck- und Flusskontrolle (EPC, 0-100 psi).||
G3950A|114||Inerter Split-/Splitlos-Einlass|Passivierter S/SL-Einlass für Kapillarsäulen mit elektronischer Druck- und Flusskontrolle (EPC, 0-100 psi).||
G3950A|151||Multimode-Einlass|Multimode Einlasssystem für Kapillarsäulen, temperaturprogrammierbar zur kontrollierten Verdampfung, kühlbar (Luft), mit elektronischer Drucksteuerung (EPC), max. 100 psi. Ermöglicht max. Empfindlichkeit durch die Injektion großer Volumina (100+ µl), Verringerung von Matrixeffekten, thermischen Zersetzungen und Nadel-Diskriminierungseffekten. <Shift-Enter>Injektionsmodi: pulsed/unpulsed, split/splitlos, heiß/kalt, on-column, large volume, solvent vent, cold trapping.||
G3950A|201||Anschluss für MSD|Linksseitig, Frontposition.||
G3950A|211||Flammenionisationsdetektor|Flammenionisationsdetektor für Position D1 mit elektronischer Fluss- und Drucksteuerung (0-100 psi), nur für Kapillarsäulen.||
G3950A|260||Flammenionisationsdetektor|Flammenionisationsdetektor für position D2 mit elektronischer Fluss- und Drucksteuerung (0-100 psi), nur für Kapillarsäulen.||
G3950A|306||Abluft-Kit|Leitet die Abluft nach oben ab und verhindert so Wärmestaus hinter dem Gerät. Verbindung zu einem Abluftsystem möglich.||
G3950A|307||Sensorkit für Gasreinigung|Sensor zur automatischen Überwachung der Gasreinigungsfilter und Integration in die EMF-Funktion.||
G3950A|884||Einlass-Splitter-Chip auf zwei Säulen|Chip zum Split nach dem Einlass auf zwei Säulen. Umfasst die erforderliche Hardware, einschließlich der Heizung für die zweite Säule und des Splitter-Chips.||
G3950A|887||1:1 Detektor-Splitter (D1:MS)|Zum 1:1-Split des Effluentestroms der Säule auf ein MS-Detektor und einen zweiten (Atmosphärendruck-)Detektor. Umfasst Intuvo Intuvo-CFT-Splitter-Chip und EPC-Modul.||
G3950AR||RB|Überholter Intuvo 9000 GC|Agilent Intuvo 9000 GC: Intelligent. Intuitiv. Innovativ. Gaschromatographie neu gedacht: Click-and-Run Säulenverbindungen brauchen kaum Einarbeitungszeit und erlauben Säulenwechsel in <1 Minute. Guard Chip schützt das Gesamtsystem vor Verunreinigungen und erübrigt Säulenkürzen. Zuverlässige und reproduzierbare Analysen auch von labilen Analyten dank inertem Flussweg und integrierter automatischer Leckkontrolle auch während einer Sequenz. Ofen mit direkter Säulenheizung (bis zu 250 °C/min) für scharfe Peaks auch bei hochmolekularen Verbindungen. Klein und sparsam. Anwenderfreundlich: selbstkonfigurierend dank Smart Keys und detaillierter bebilderter, schrittweiser Anleitungen für Wartung und Fehlersuche.||
G3950AR|100|RB|Träger für 7693A tray-Erweiterung|Halterungen zur Installation der tray-Erweiterung G4514A für 7693A Autosampler auf einem Intuvo.||
G3950AR|165|RB|Split-/Splitlos-Einlass|S/SL-Einlass für Kapillarsäulen mit elektronischer Druck- und Flusskontrolle (EPC, 0-100 psi).||
G3950AR|166|RB|Multimode-Einlass|Multimode Einlasssystem für Kapillarsäulen, temperaturprogrammierbar zur kontrollierten Verdampfung, kühlbar (Luft), mit elektronischer Drucksteuerung (EPC), max. 100 psi. Ermöglicht max. Empfindlichkeit durch die Injektion großer Volumina (100+ µl), Verringerung von Matrixeffekten, thermischen Zersetzungen und Nadel-Diskriminierungseffekten. <Shift-Enter>Injektionsmodi: pulsed/unpulsed, split/splitlos, heiß/kalt, on-column, large volume, solvent vent, cold trapping.||
G3950AR|168|RB|Anschluss für MSD|Linksseitig, Frontposition.||
G3950AR|307|RB|Sensorkit für Gasreinigung|Sensor zur automatischen Überwachung der Gasreinigungsfilter und Integration in die EMF-Funktion.||
G3952A|||Intuvo 9000 GC für MS|Agilent Intuvo 9000 GC: Intelligent. Intuitiv. Innovativ.<Shift-Enter>Mit S/SL-Einlass und Anschluss für Agilent MSD (SQ/TQ/QTOF). Gaschromatographie neu gedacht: Click-and-Run Säulenverbindungen brauchen kaum Einarbeitungszeit und erlauben Säulenwechsel in <1 Minute. Guard Chip schützt das Gesamtsystem vor Verunreinigungen und erübrigt Säulenkürzen. Zuverlässige und reproduzierbare Analysen auch von labilen Analyten dank inertem Flussweg und integrierter automatischer Leckkontrolle auch während einer Sequenz. Ofen mit direkter Säulenheizung (bis zu 250 °C/min) für scharfe Peaks auch bei hochmolekularen Verbindungen. Klein und sparsam. Anwenderfreundlich: selbstkonfigurierend dank Smart Keys und detaillierter bebilderter, schrittweiser Anleitungen für Wartung und Fehlersuche.||
G3952A|100||Montagekit für die 7693A tray Erweiterung|Zur Montage eines 7693A trays (G4514A) auf dem Intuvo 9000.||
G3953A|||Intuvo 9000 GC für MS|Agilent Intuvo 9000 GC: Intelligent. Intuitiv. Innovativ.<Shift-Enter>Mit Multimode-Einlass und Anschluss für Agilent MSD (SQ/TQ/QTOF). Gaschromatographie neu gedacht: Click-and-Run Säulenverbindungen brauchen kaum Einarbeitungszeit und erlauben Säulenwechsel in <1 Minute. Guard Chip schützt das Gesamtsystem vor Verunreinigungen und erübrigt Säulenkürzen. Zuverlässige und reproduzierbare Analysen auch von labilen Analyten dank inertem Flussweg und integrierter automatischer Leckkontrolle auch während einer Sequenz. Ofen mit direkter Säulenheizung (bis zu 250 °C/min) für scharfe Peaks auch bei hochmolekularen Verbindungen. Klein und sparsam. Anwenderfreundlich: selbstkonfigurierend dank Smart Keys und detaillierter bebilderter, schrittweiser Anleitungen für Wartung und Fehlersuche. Injektionsmodi: pulsed/unpulsed, split/splitlos, heiß/kalt, on-column, large volume, solvent vent, cold trapping.||
G3953A|100||Montagekit für die 7693A tray Erweiterung|Zur Montage eines 7693A trays (G4514A) auf dem Intuvo 9000.||
G3969A|||Inlet-Adapter|Ermöglicht nahtlosen Wechsel per Software zwischen ALS und HSS durch den gleichzeitigen Anschluss auf einem Inlet. Für Intuvo mit S/SL- oder MMI-Einlass.||
G4208A|||Instant Pilot|Instant Pilot der 1200 Infinity Serie zur lokalen Kontrolle aller Agilent HPLC-Systeme. Mit Farbdisplay, Tastatur und Befestigungsclip. Enthält ein CAN-Kabel und einen USB-Steckplatz zum Transfer von Methoden und Sequenzen.||
G4208A|04R|||||
G4212-60008|||Max-Light Kartuschen-Flusszelle|Standard Max-Light Kartuschenzelle, 10 mm, 1.0 µl, p(max) = 70 bar.||
G4212-60038|||Max-Light ULD Flusszelle|Max-Light Kartuschenzelle ultra low dispersion, 10 mm, 0.6 µl, p(max) = 70 bar.||
G4212-68001|||Überdruckventil-Kit|Zuverlässiger Schutz der Detektorflusszellen vor Überdruck. Empfohlen bei mehrerer Detektoren in serieller Schaltung.||
G4218-85000|||Koffeinstandard|Koffein in Wasser, 250µg/ml, 3 Ampullen á 1 ml||
G4223A|||Easy Maintenance Upgrade|Easy Maintenance Pumpenkopf und aktiver Kolbenhinterspülung.<Shift-Enter>Zur einfacheren Wartung und automatischen Reinigung und Pflege der Pumpenköpfe, -dichtungen und -ventile für maximale Lebensdauer. Upgrade für 1290 Infinity I/II Binär-/Hochgeschwindigkeitspumpen.||
G4225A|||Hochleistungsentgaser|1260 Infinity Entgaser. Höchste Entgasungsleistung bei kleinsten Innenvolumen (0,45 ml). Flussrate bis zu 10 ml/min.||
G4231A|||2/6-Ventilkopf|QuickChange-Ventilkopf (2 Positionen/6 Anschlüsse) für 800 bar-Systeme.||
G4231A|002||Kapillarkit|0,17 mm ID für 2-Positionen/10-Port Ventil||
G4231A|005||Kapillar-Kit für 2/6-Ventilkopf|Kapillar-Kit, für 2/6-Ventil (800 bar), mit 0.12 mm Kapillaren für geringes Totvolumen und QuickConnect-Wärmetauscher. Zur Verwendung mit G7116A/B.||
G4231A|006||Kapillar-Kit für 2/6-Ventil|Kapillar-Kit, für 2/6-Ventil (800 bar), mit 0.17 mm Kapillaren und QuickConnect-Wärmetauscher. Zur Verwendung mit G7116A/B.||
G4231A|04R||Ohne Installation & Einweisung|Ohne gebündelte Installation und Einweisung.||
G4232C|||2/10-Ventilkopf|QuickChange Ventilkopf, 2 Positionen/10 Anschlüsse, Maximaldruck: 800 bar. <Shift-Enter>Zur Verwendung mit G7116A/B MCT und G1316C TCC.||
G4232D|||Ventilkopf (2 Pos./10 Anschl.)|QuickChange-Ventilkopf für 1300 bar-Systeme, 2 Positionen/10 Anschlüsse.||
G4232D|005||Kapillar-Kit für 2/10-Ventil|Kapillar-Kit für QuickChange-Ventil (1300 bar) mit 2 Positionen/10 Anschlüssen, 0.12 mm ID Kapillaren und QuickConnect-Wärmetauscher zur Verwendung in G7116B.||
G4234A|||6-Säulenauswahlventil|QuickChange-Ventilkopf zur Auswahl von 6 Säulen, für 800 bar-Systeme, 6 Positionen/14 Anschlüsse. Zum schnellen Säulenwechsel oder Schaltung eines Bypasses zur Direktaufgabe auf das Massenspektrometer.||
G4234A|005||Kapillar-Kit für 6-Säulenauswahlventil|Kapillar-Kit für 6-Säulenauswahlventil (800 bar), Inhalt: 0,12 mm ID Kapillaren und sechs QuickConnect-Wärmetauscher zur Verwendung in G7116B.||
G4234C|||6-Säulenauswahlventil|QuickChange-Ventilkopf zur Auswahl von 6 Säulen, für 1300 bar-Systeme, 6 Positionen/14 Anschlüsse. Zum schnellen Säulenwechsel oder Schaltung eines Bypasses zur Direktaufgabe auf das Massenspektrometer.||
G4234C|004||Kapillar-Kit für 6-Säulenauswahlventil|Kapillar-Kit für 6-Säulenauswahlventil (1300 bar), Inhalt: 0,12 mm ID Kapillaren und sechs QuickConnect-Wärmetauscher zur Verwendung in G1316C.||
G4234C|005||Kapillar-Kit für 6-Säulenauswahlventil|Kapillar-Kit für 6-Säulenauswahlventil (1300 bar), Inhalt: 0,12 mm ID Kapillaren und sechs QuickConnect-Wärmetauscher zur Verwendung in G7116B.||
G4235A|||Lösungsmittelauswahlventil|12 Positionen/13 Anschlüsse, max. 210 bar, bio-inert.<Shift-Enter>Für den autmatischen Wechsel zwischen 12 Eluenten.||
G4235A|001||Schlauch-Kit für 4 Eluentenkanäle|||
G4236-60010|||Druckentlastungskit|2D-LC Druckentlastungskit zum Schutz der Flusszelle des Detektors der ersten Dimension.||
G4236A|||2D-LC Ventil-Kit|2D-LC Ventil-Standardkit (ohne ASM) mit Standard 2D-LC Ventilkopf (1300 bar) und 2D-LC Starter-Kit. Für Heart Cutting und Comprehensive 2D-LC.||
G4236A|001||Loop-Kit für LCxLC|Kit für Comprehensive 2D-LC mit kalibrierten Probenschleifen (20 µl, 40 µl, 60 µl und 80 µl).||
G4236A|007||MHC-Upgrade-Kit|Upgrade-Kit für Multiple Heart-Cutting. Enthält 2 MHC-Ventile mit Probenschleifen (40 µl) und Verbindungskapillaren zum 2D-Ventil.||
G4236A|008||InfinityLab 2D-LC-Kit|InfinityLab 2D-LC Kit mit Kapillaren und Zubehör zur Installation von einem 2D-LC-Standardventil in einem 1290 Infinity II System.||
G4237A|||4-Säulenauswahlventil|QuickChange-Ventilkopf zur Auswahl von 4 Säulen (4Pos./10 Anschlüsse), max. 800 bar. Zum schnellen Säulenwechsel oder Schaltung eines Bypasses zur Direktaufgabe auf das Massenspektrometer.||
G4237A|005||Kapillarkit für 4-Säulenauswahlventil|4-Säulenauswahlventil-Kapillarenkit, Inhalt: 0,12 mm ID Kapillaren und vier Quick Connect-Wärmetauscher, zur Verwendung in G7116A/B.||
G4237A|006||Kapillarkit|4-Säulenauswahlventil-Kapillarkit, Inhalt: 0,17 mm ID Kapillaren und vier Quick Connect-Wärmetauscher, zur Verwendung in G7116A.||
G4239C|||8-Säulenauswahlventil|QuickChange-Ventilkopf zur Auswahl von 8 Säulen, für 1300 bar-Systeme (1290 II MCT), 8 Positionen/18 Anschlüsse. Zum schnellen Säulenwechsel oder Schaltung eines Bypasses zur Direktaufgabe auf das Massenspektrometer.||
G4239C|005||Kapillar-Kit für 8-Säulenauswahlventil|Kapillar-Kit für 8-Säulenauswahlventil (1300 bar), Inhalt: 0,12 mm ID Kapillaren und acht QuickConnect-Wärmetauscher zur Verwendung in G7116B.||
G4239C|015||Kapillar-Kit für 8-Säulenauswahlventil|Kapillar-Kit für 8-Säulenauswahlventil (1300 bar), Inhalt: 0,12 mm ID Kapillaren und acht QuickConnect-Wärmetauscher zur Verwendung in einem Cluster mit zwei G7116B.||
G4243A|||2D-LC ASM Ventil-Kit|2D-LC Ventil-Kit für Aktive Lösemittelmodulation (ASM) mit ASM-Ventilkopf (1300 bar) und ASM-Kapillare. Für Heart-Cutting und Comprehensive 2D-LC.||
G4243A|007||MHC-Kit|Multiple-Heart-Cutting-Kit mit 2 MHC-Ventilen mit Probenschleifen (40 µl) und Verbindungskapillaren zum 2D-ASM-Ventil.||
G4243A|008||InfinityLab 2D-LC-Kit|InfinityLab 2D-LC Kit mit Kapillaren und Zubehör zur Installation von einem 2D-LC-Standardventil in einem 1290 Infinity II System.||
G4260-63001|||ELSD Infinity II Trigger-Kabel|||
G4260B|||Lichtstreudetektor|1260 Infinity II ELSD<Shift-Enter>LED mit 480 nm für erhöhte Empfindlichkeit auch bei kleinen Partikeln, Temperaturbereich: Verdampfer: Raumtemperatur – 120 °C, Vernebler: 25 – 90 °C, Flussbereich: 0,2 – 5,0 ml/min, RS232- und Analoganschlüsse, max. Datenrate 80 Hz, komplette Kontrolle über das Front Panel.||
G4260B|301||Startkabel|Erforderlich für den Anschluss des ELSDs an eine LC eines anderen Herstellers.||
G4260B|401||Analogkabel|Kabel für den Analogausgang, z. B. zum Anschluss an einen A/D-Wandler.||
G4260B|501||Koffeinstandard|Standard (Koffein in Wasser 250 µg/mL) für Checkout und Qualifizierung.||
G4260B|601||Adapter-Kit|Adapter-Kit mit Anschlüssen/Übergangsstücken zum Anschluss an die Gasversorgung.||
G4260B|803||Splitter-Kit 8-40 ml/min|Splitter-Kit 8-40 ml/min zum Anschließen eines präparativen HPLC-Systems an einen ELSD.||
G4277-65001|||PAL Elektronik-Upgrade|XT-Upgradekit für HTC PAL Autosampler.||
G4290B|||1220 Infinity II HPLC-System|1220 Infinity LC-Gradientensystem.<Shift-Enter>Umfasst Gradientenpumpe (Maximaldruck 600 bar), automatischen Probengeber, Säulenofen und Einzelwellenlängendetektor (Wellenlänge variabel, 190 – 600 nm). ||
G4290B|001||Werkzeugsatz|Werkzeugsatz für 1220 Infinity LC-Systeme für Montage- und Wartungsarbeiten.  ||
G4290B|004||LabAdvisor Advanced Software|Agilent Lab Advisor Advanced Software.<Shift-Enter>Das erweiterte Funktionsset umfasst DataSharing, Traceability Enhanced EMF und erweiterte Gerätesteuerung/Signal-Plot.||
G4290C|||1220 Infinity II VL HPLC-System|1220 Infinity LC-Gradientensystem VL.<Shift-Enter>Umfasst Gradientenpumpe (Maximaldruck 400 bar), automatischen Probengeber, Säulenofen und Einzelwellenlängedetektor (Wellenlänge variabel, 190 – 600 nm). ||
G4290C|001||Werkzeugsatz|Werkzeugsatz für 1220 Infinity LC-Systeme für Montage- und Wartungsarbeiten. ||
G4290C|054||Vorhandene Agilent CDS-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC-System von dem Agilent OpenLab Chromatography Datensystem 2.x gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G4294B|||1220 Infinity II DAD-System|Agilent 1220 Infinity II, integriertes HPLC-DAD-System mit Gradientenpumpe (Maximaldruck 600 bar), Entgaser, Autosampler, Säulenofen und Diodenarray-Detektor.||
G4294B|054||Vorhandene Agilent CDS-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von dem Agilent OpenLab Chromatography Datensystem 2.x gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G4301A|||SFC-Kontrollmodul|1260 Infinity II SFC Steuerungsmodul mit der CO2-Boosterpumpe und dem Rückdruckregler zur Vor- und Nachkonditionierung der Eluenten.||
G4306A|||SFC/UHPLC-Kapillar-Kit|1260 Infinity II Hybrid SFC/UHPLC-Kapillar-Kit.||
G4331A|||FID (mit EPC Steuerung)|Flammenionisationsdetektor mit elektronischer Fluss- und Drucksteuerung (EPC), für gepackte Säulen und Kapillarsäulen.||
G4349A|||Controller für Autosampler|Controller für automatische Flüssigprobengeber.||
G4513-20561|||Injektorhalterung|Injektor-Montagestift für 7693A ALS.||
G4513A|||Automatischer Probengeber 7693A|Zur Injektion flüssiger Proben, 16 Probenplätze, Befestigungsstift, Parkhalterung für den GC, 10 µl-Spritze und Lösemittelflaschen.|Autosampler mit 16 Probenplätzen|
G4513A|04N||Ohne Einweisung|Installation ohne Einweisung.||
G4513AR||RB|Überholter automatischer Probengeber 7693A|Zur Injektion flüssiger Proben, 16 Probenplätze, Befestigungsstift, Parkhalterung für den GC, 10 µl-Spritze und Lösemittelflaschen.||
G4513AR|04N||Ohne Einweisung|||
G4514A|||Autosampler-Erweiterung auf 150 Probenplätze|Erweiterung für den 7693A Autosampler, 150 Probenplätze auf drei herausnehmbaren Probenträgern. Optional mit kühl-/heizbaren Probenträgern, Barcodeleser, Probenvorbereitungsplätze (Heizen, Mischen) und Sample Prep Software.|Autosamplererweiterung auf 150 Probenplätze|
G4514A|04N||Ohne Einweisung|Installation ohne Einweisung.||
G4514AR||RB|Überholte Autosampler-Erweiterung auf 150 Probenplätze|Erweiterung für den 7693A Autosampler, 150 Probenplätze auf drei herausnehmbaren Probenträgern.||
G4515A|||Modul zur Probenvorbehandlung mit Barcodeleser|Erweiterungsmodul für 7693A tray (G4514A), mit 3 Positionen zur Probenbehandlung (Heizen, Mischen), Barcode-Lesegerät und Sampleprep-Software.||
G4520A|||Autosampler-Erweiterung auf 150 Probenplätze mit Probenvorbehandlung und Barcodeleser|7693 Probenteller, 150 Probenflaschen, einschl. drei herausnehmbare Probenflaschenhalter für je 50 Flaschen sowie GC- Halterung, Positionen zur Probenbehandlung (Heizen, Mischen), Barcode-Lesegerät und Sampleprep-Software.||
G4521A|||Halterung für große Spritzen|Für 250 und 500 µl Spritzen, zur Behandlung großer Probenvolumina (z. B. Verdünnung, Standardaddition, Derivatisierungen, Injektion großer Volumina).||
G4522A|||Heiz-/Kühlplatte für 7693A Tray|Heiz- und Kühlplatte für 7693A Probenträger zur Temperierung der Probenträger (5 – 60 °C) und Überwachung der Temperatur. Inkl. Aluminiumprobenflaschengestelle. Heiz- oder Kühleinheit ist nicht enthalten und muss separat bereitgestellt werden.||
G4556-80126|||Zertifizierte Probenschleife, 1 ml|Inerte zertifizierte 1,00 ml Probenschleife für Headspace-Sampler G4556A/G4557A.||
G4556-80128|||Probenschleife 3,00 ml, zertifiziert|Probenschleife für Headspacesampler mit zertifiziertem Volumen, 3,00 mL, inert.||
G4556A|||Headspacesampler 7697A|Für 12 Proben, mit Ofen für eine Probe aus massivem Aluminium für beste Wärmeübertragung, integrierter Leckkontrolle, elektronischer Fluss-/Drucksteuerung, 1 ml Probenschleife, LAN und APG Anschlüssen.||
G4557A|||Headspacesampler 7697A|Für 111 Proben inkl. 3 Prioritätspositionen, mit großem Ofen zur gleichzeitigen Temperierung von 12 Proben (max. 300 °C), inerten Flusswegen, automatischer Leckagekontrolle, integriertem Schüttler zur schnelleren Probenäquilibrierung, elektronischer Fluss/Drucksteuerung, überlappender Probenvorbereitung für einen höheren Probendurchsatz, 1 ml Probenschleife. Optional mit kühlbaren Probenträgern und integriertem Barcode-Leser.||
G4557A|100||Barcodeleser|Integrierter Barcodeleser zur automatischen Probenerkennung und -erfassung.||
G4557A|200||EPC-Modul|7697A mit EPC-Modul zur Kontrolle des Trägergases durch den Headspacesampler.||
G4557A|300||Kühlbare Probenträger|Zur Temperierung temperaturempfindlicher Proben. Erfordert Anschluss an separaten Umlaufkühler (nicht enthalten).||
G4557AR||RB|Überholter Headspacesampler 7697A|Für 111 Proben inkl. 3 Prioritätspositionen, mit großem Ofen zur gleichzeitigen Temperierung von 12 Proben (max. 300 °C),, inerten Flusswegen, automatischer Leckagekontrolle, integriertem Schüttler zur schnelleren Probenäquilibrierung, elektronischer Fluss/Drucksteuerung, überlappender Probenvorbereitung für einen höheren Probendurchsatz, 1 ml Probenschleife. Optional mit kühlbaren Probenträgern und integriertem Barcode-Leser.||
G4557AR|100|RB|Barcodeleser|Integrierter Barcodeleser zur automatischen Probenerkennung und -erfassung.||
G4560A|||Headspacesampler-Upgrade|Upgrade für 7697A Headspacesampler: Kapazität 111 Flaschen (3x entnehmbare Racks für je 36 Vials, plus 3 Prioritätspositionen), Ofen für 12 Vials (überlappende Probenvorbereitung), optional mit Barcodeleser und/oder temperierbaren Racks.||
G4561A|||Barcode-Leser|Barcode-Leser für Headspacesampler 7697A mit 111 Probenplätzen (G4557A).||
G4567A|||Automatischer Probengeber 7650|Automatischer Flüssigprobengeber mit 50 Probenplätzen.||
G4581-60032|||Intuvo D1-Chip|Flowchip zur Verbindung der Säule mit dem Detektor 1.||
G4581-60033|||Intuvo MS-Chip|Flowchip zur Verbindung der Säule mit dem MS.||
G4587-60565|||Guard Chip|Intuvo Guard-Chip für S/SL-Inlet, 2 Stück/Pack.||
G4588-60502|||Intuvo D1-MS 1:1-Splitter|Flowchip zum Split von der Säule auf den Detektor 1 und das MS mit einem Verhältnis von 1:1.||
G4737A|||Helium-Sparmodul|Programmierbares Helium-Sparmodul. Zum automatischen Wechsel von Helium auf preiswerten Stickstoff im Standby, verhindert durch einen leichten Überdruck Schäden durch das Eindringen von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit in die chromatographischen Flusswege.||
G4757A|||Upgrade-Kit Multi-wash|Für Mehrfachprobengeber für vorhandenen 1260 oder 1290 Multiprobengeber. Enthält Lösemittel-Auswahlventil und Pumpe für bis zu 3 Lösemittel und Hochdruck-Spülkopf für Nadelsitz-Backflush.||
G4761A|||Nachrüst-Kit für Agilent InfinityLab Probenthermostat|Das Upgrade bietet Temperatursteuerung für Ihre Proben im Bereich von 4 bis 40°C.||
G4767A|||SFC Multisampler|1260 Infinity II SFC Multisampler (600 bar) zur Verwendung bei bis zu 600 bar für Wellplates, Vials und individuelle Probenbehälter. Injektionsvolumen 0.1 – 90 µl (SFC-Modus) bzw. 0.1 – 100 µl (HPLC-Modus). Inkl. 1 Probenschubladen, 2x 54 Vial-Probenträgern.||
G4767A|055||Vorhandene Empower-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von Waters Empower gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G4767A|101||Probenthermostat|Agilent InfinityLab Thermostat zur Probentemperierung zwischen 4 °C und 40 °C. ||
G4782A|||SFC-Pumpe|1260 Infinity II SFC Binäre Pumpe, Maximaldruck: 600 bar. Mit integriertem 2-Kanal-Entgaser, Kolbenhinterspülung, Lösemittelwanne, Lösemittelflaschen und CAN-Kabel.||
G4782A|001||Werkzeugsatz|HPLC System Tool Kit, für Agilent 1260 Infinity II SFC/HPLC.||
G4920A|||O2/Ar Gasleitung|Fügt einen fünften Mass Flow Controller hinzu. Zur Verwendung von O2/Ar Gasgemischen für die Analytik von bspw. organischen Verbindungen||
G4984AA|||MicroLab Pharma-Software|MicroLab Pharma-Software enthält: SDA - Spectroskopie Datenbank Administrator Software, SCM - Spectroskopie Content Management Software.||
G4997AA|||MicroLab Expert Software|Lizenz für MicroLab Expert Software mit Datenakquisitionsmodul und verschiedenen Optionen zur erweiterten Datenverarbeitung||
G4997AA|100||MicroLab Expert Basis Paket|MicroLab Expert Basis Paket enthält: Datenakquisitionsmodul, IR Analyse funktioneller Gruppen, Bibliothekssuche, einfache Kinetiken, standardmässige mathematische Funktionen.||
G4997AA|101||MicroLab Expert Quant Paket|MicroLab Expert Basis Paket enthält: Datenakquisitionsmodul, IR Analyse funktioneller Gruppen, Bibliothekssuche, einfache Kinetiken, standardmässige, lineare und Chemometrik-Quant-Funktionen.||
G4997AA|102||MicroLab Expert Reaction Paket|MicroLab Expert Basis Paket enthält: Datenakquisitionsmodul, IR Analyse funktioneller Gruppen, Bibliothekssuche, einfache Kinetiken, standardmässige, lineare und Chemometrik-Quant-Funktionen, Reaction Monitoring.||
G5186AA|||Cary WinUV Pharma-Software|Cary WinUV Pharma-Software enthält: SDA - Spectroskopie Datenbank Administrator Software, SCM - Spectroskopie Content Management Software.||
G5191AA|||Cary UV Workstation-Software|Cary UV Workstation Software Paket enthält: Cary UV Workstaion Geräte- und Auswertesoftware (vorinstalliert), 1 Jahr SMA (Software Maintenance Agreement) & Telefon-Support.||
G5191AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|Cary WinUV-Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G5192AA|||Cary UV Workstation Software Paket inkl. PC|Cary UV Workstation Software Paket mit HP Desktop-PC inkl. Windows 10 Professional, 64-bit, Cary UV Workstaion Geräte- und Auswertesoftware (vorinstalliert), 1 Jahr SMA (Software Maintenance Agreement) & Telefon-Support.||
G5194AA|||Cary UV Workstation Plus Software Paket|Cary UV Workstation Plus Software Paket mit: Cary UV Workstaion Geräte- und Auswertesoftware, Agilent OpenLab Control Panel, OpenLab Content Management, 1 Jahr SMA (Software Maintenance Agreement) & Telefon-Support.||
G5195AA|||Cary UV Workstation Plus Software Paket inkl. PC|Cary UV Workstation Plus Software Paket mit HP Desktop-PC inkl. Windows 10 Professional, 64-bit, Cary UV Workstaion Geräte- und Auswertesoftware, Agilent OpenLab Control Panel, OpenLab Content Management, 1 Jahr SMA (Software Maintenance Agreement) & Telefon-Support.||
G5350AA|||Steuersoftware für Headspacesampler 7697A|Zur Verwendung mit OpenLab CDS (Chemstation Edition C.01.05 oder höher, oder EZChrom Edition A.04.05 oder höher), MassHunter 07.02 oder höher, Chemstation B.04.03 SP2.||
G5611-21503|||Kolbendichtung|Bio-inerte Kolbendichtung für 1260 bio-inerte Pumpen.||
G5611-26210|||Dichtungshalter|Bio-inert Dichtungshalter für 1260 bioinerte Pumpen.||
G5611-60020|||Bioinerte AIV-Ersatzkartusche|Ersatzkartusche für bioinerte, aktive Einlassventile.||
G5611-60025|||Bioinertes AIV|Bioinertes aktives Einlassventil für 1260 bioinerte Pumpen, ohne Kartusche.||
G5611-60067|||Bioinertes Auslassventil|Bioinertes Auslasskugelventil für 1260 bioinerte Pumpen.||
G5611-68741|||Wartungskit bioinerte Pumpe|InfinityLab Wartungskit für bioionerte quarternäre Pumpen (G5611A, G5654A). Inkl. Kolbendichtungen, 5x PTFE-Fritten, Dichtungskappeneinheit, 2x Spüldichtungen, peristaltische Pumpe, 2x Filmdichtringe.||
G5631A|||Bioinerter 2/6-Ventilkopf|Bioinerter QuickConnect 2-Positionen-/6-Port-Ventilkopf (600 bar) für G7116A/B MCT oder G1316C TCC. Inklusive Kapillarkit.|Bioinerter 2/6-Ventilkopf mit Kapillarkit|
G5632A|||Bioinerter 2/10-Ventilkopf|Bio-inerter QuickConnect 2-Positionen/10-Port- Ventilkopf (600 bar) für G7116A/B MCT oder G1316C TCC. Inklusive Kapillarkit.|Bioinerter 2/10-Ventilkopf mit Kapillarkit|
G5639A|||Bioinerter 4-Säulenauswahl-Ventilkopf|Bioinerter QuickConnect 4-Positionen/10-Port-Ventilkopf (600 bar) für MCT G7116A/B oder TCC G1316C. Inklusive Kapillarkit.|Bioinerter 4-Säulenauswahl-Ventilkopf mit Kapillarkit|
G5654A|||Bioinerte quaternäre Pumpe|1260 Infinity II bioinerte quaternäre Pumpe, Maximaldruck 600 bar.<Shift-Enter>Mit integriertem Entgaser, aktiver Hinterkolbenspülung und stahlfreien Lösemittelflusspfaden. Vielseitig einsatzbar dank erweitertertem pH-Bereich (pH 1 – 13) und hoher Salzkompatibilität. Inkl. AdvancedBio Peptide Map Säule (2,1 x 150 mm, 2,7 µm).||
G5654A|001||Werkzeugsatz|HPLC System Tool Kit, für Agilent 1260/1290 Infinity II LC.||
G5654A|004||Agilent Lab Advisor Advanced Software|Enthält die Kernsoftware und Lizenzen für 10 Hardwaremodule. Dadurch wird die Beobachtung und Diagnose 1 - 2 typischer LC-Systeme von einem PC aus ermöglicht.||
G5654A|007||Max Uptime Kit Bio-inert|Enthält ein zweites Set aus Kapillaren, Fittings, Filtern und anderen Teilen.||
G5654A|098||Säule|AdvanceBio SEC 300 Å, 4,6 mm x 300 mm, 2,7 µm.||
G5654A|099||Agilent Bio SCX|NP5, 4, 6x50mm, PK Vorsäule||
G5654A|820||Ohne Agilent Buffer Advisor Software|Pumpe ohne gebündelte Buffer Advisor Software.||
G5664B|||Bio-inerter Fraktionssammler|1260 Infinity II Bio-inerter Fraktionssammler mitTotvolumensensor.<Shift-Enter>Fraktionssammlung im analytischen Maßstab mit Flussraten von bis zu 10 ml/min.||Probenteller und Leitungen nicht inklusive, muessen separat bestellt werden.
G5664B|049||Schlauch-Kit für analytische Flüsse|Schlauch-Kit mit niedriger Dispersion für 1260 Infinity II Analytischen Fraktionssammler. Für die Verwendung von 2,1, 3,0 und/oder 4,6 mm ID Säulen (Fluss < 1 ml/min).||
G5667-68735|||Wartungskit bioinerter Autosampler|InfinityLab Wartungskit für bio-inerten Autosampler (G5667A).||
G5667-81000|||Kapillare|Kapillare, PEEK/SST, 0,17 mm x 105 mm, RLO/RLO BIO.||
G5668-60500|||Bioinerte Probenschleife|Bioinerte Probenschleife, 100 µl für G5668A.||
G5668-87017|||Bioinerter Nadelsitz|Bioinerter Nadelitz mit ID 0,17 mm Kapillare für bio-inerten Multisampler G5668A.||
G5668-87200|||Bioinerte Injektionsnadeleinheit|Injektionsnadeleinheit für bioinerten Multisampler G5668A.||
G5668A|||Bioinerter Autosampler Multisampler|1260 Infinity II Multisampler (bioinert) zur Verwendung bei bis zu 600 bar für Wellplates, Vials und individuelle Probenbehälter. Injektionsvolumen 0.1 – 100 µl. Inkl. 1 Probenschubladen, 2x 54 Vial-Probenträgern, Nadelspülanschluss zur Minimierung von Verschleppungen. Optional mit Probenkühler, Multiwash (Verschleppung < 9 ppm) oder Multidraw zur Injektion großer Volumina (max. 1100 µl).||
G5668A|051||Agilent CDS-Lizenz|Eine Lizenz für einen Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition oder EZChrom Edition HPLC-Treiber.||
G5668A|052||OpenLAB CDS Treiber|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC-System durch Agilent OpenLab CDS gesteuert wird.||
G5668A|056||Vorhandene Drittlizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC-System von der Software eines Drittanbieters gesteuert wird. Eine Lizenz zur Gerätesteuerung ist nicht inbegriffen.||
G5668A|101||Probenthermostat|Agilent InfinityLab Thermostat zur Probentemperierung zwischen 4 °C und 40 °C.||
G5668A|112||Multi-Wash|Zur Minimierung der Verschleppung durch Spülung der Nadelaußenseite und des Nadelsitzes mit bis zu drei Lösungsmitteln. <Shift-Enter>Erweitert Multisampler um eine Hochleistungspumpe, ein Lösungsmittelauswahlventil und einen Hochdruckspülkopf.||
G5668A|131||Schubladen (einfache Bauhöhe)|2 Schubladen mit einfacher Hoehe (1H), mit je 2 Positionen für flache Mikrotiterplatten (MTP).||
G5668A|132||Schublade mit doppelter Höhe|Mit je zwei Positionen für flache Mikrotiterplatten; tiefe Wellplates, für 2; 0,5; 1,5 oder 2 mL Vials mit Safe Lock||
G5699A|||Aktives Einlassventil|Upgrade für isokratische und quaternäre 1260 Infinity I/II Pumpen mit einem aktivem Einlassventil (AIV).||
G5699A|44K||Installation AIV|||
G5699A|44L||Einweisung AIV|||
G5713A|||Adcvanced Acquisition Funktionspaket|Adcvanced Acquisition Funktionspaket mit TRA Datenerfassung, Timechart Datenanalyse, Half Mass, Narrow Peak Analyse, Isotopen Verhältnis (Isotopen Verdünningsanalyse), organische Lösungmittel-Modus für Plasmazündung, Unterstützung weiterer Gaskanäle, Unterstützungvon Laser Ablation als Probenzufuhr.||
G5714A|||ICP-MS Nanopartikel Software|Software Add-on für ICP-MassHunter Software zur Erfassung und Analyse von Nanopartikeln im Einzelpartikelmodus und FFF-Modus||
G5721A|||H2-Kammergasleitung|Fügt eine zweite Kammergasleitung hinzu und ermöglicht die Nutzung von H2 als Reaktionsgas. Dies ermöglicht die Analyse von Se und Si mit niedrigsten Nachweisgrenzen (zB. Se <100 ppt)||
G5883CA|||Mykotoxin-Datenbank|Eigenständige Mykotoxin-PCDL (Personal Compound Database and Library) für aktuelle LC/MS-Systeme von Agilent mit 450 Substanzen. Enthält akkurate Masse, Summenformel und MS/MS-Spektren von 350+ Verbindungen zur einfachen Methodengenerierung.||
G6011A|||Schallschutzgehäuse|Schallschutzgehäuse für MS40+ Pumpen||
G6011B|||Schallschutzgehäuse|Für MS 40+ Vorpumpen. Kompatibel mit InfinityLab Flex Bench MS.||
G6014-68000|||Installations-Kit für IDP3|Installallations-Kit für den Einbau einer IDP3 (ölfreie Vorpumpe) in ein Schallschutzgehäuse G6014. Enthält schwingungsdämpfende Gummifüße und eine Abdeckung für den Auslass.||
G6014B|||Schallschutzgehäuse für Vorpumpe|Schallschutzgehäuse für GC/MS-Vorpumpen||
G6014B|44K||Installation|Installation eines Schallschutzgehäuses (G6014B).||
G6014B|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G6015B|||Flexbench MS|Flexbench für InfinityLab MSD. Inkl. 1 Schwerlastboden für MS, 3 Böden für InfinityLab LC-Module, Abfallbehaelter mit Stay-Safe-Verschlusskappe, Steckerleiste zum Anschliessen der LC-Module und Installation. Agilent Quiet Cover G6011B optional (vollständig integrierte Lösung zur Geräuschreduzierung).||
G6015B|44K||Installation|Produktinstallation von G6015B.||
G6125CA|||InfinityLab MSD|Agilent InfinityLab LC/MSD mit AP-ESI Ionenquelle, Messbereich: 10 – 2000 amu, pos./neg. Polaritätswechsel und Ventil. Inklusive OpenLab CDS 2 Software, LC/MS Gerätelizenz und PC.||
G6125CA|001||Standard Workstation|Mit OpenLab CDS Workstation Software ohne Content Management (M8413AA).||
G6135CA|||LC/MSD XT|Agilent LC/MSD XT für Agilent OpenLab CDS 2. Mit AP-ESI Ionenquelle, OpenLab CDS 2 und Workstation-PC.||
G6135CA|590||MSD Bundle ohne AP-ESI Ionenquelle|Ionenquelle aus dem MSD-Paket entfernen.||
G6160A|||LC/MSD iQ|Massenselektiver Detektor||
G6160A|061||Zerstäuber-Kit|Inkl. Ersatznadel||
G6160AA|||LC/MSD iQ|LC/MSD iQ Massenselektiver Detektor mit ESI-Quelle, Software und PC.||
G6160AA|001||OpenLab CDS Workstation|Bundle mit Agilent OpenLab CDS Workstation-Software und PC.||
G6160AA|061||Kit für Zerstäuberjustierung|Kit zur Justierung des Zerstäubers. Inkl. Ersatznadel.||
G6470AA|||6470 QQQ Bundle|6470 Triple Quadrupol LC/MS-System, inkl. Agilent JetStream-ESI-Quelle, Workstation PC, MassHunter Software mit zweiter Datenanalyselizenz, Installation, Vor-Ort-Einweisung (2 Tage), Anwendertrainingskurs in Waldbronn (3 Tage), 1 Jahr PC-Notfall-Service, 1 Jahr Software-Upgrades, 1 Jahr telefonische Unterstützung.||
G6470AA|44P||Weiterer Teilnehmer für Anwendertraining|Anwendertraining LC/QQQ, 3-Tages-Kurs im Schulungszentrum Waldbronn.||
G6470AA|780||2. Monitor|Zweiter 24-Zoll-Monitor||
G6841AA|||GC/MS-MassHunter-Upgrade|MassHunter-Software-Upgrade für GC/QQQ 7000-Serie. Ältere Version der MassHunter-Software für GC/QQQ erforderlich.||
G6841AA|44K||Installation|Installation eines GC/QQQ-MassHunter-Software-Upgrades.||
G6841AA|44L||Einweisung|Einweisung bei Installation.||
G6842AA|||GC/MS-MassHunter-Upgrade|MassHunter-Software-Upgrade inklusive Workstation-PC. Enthält aktuelle MassHunter-Software (Aquisition, Qual, Quant), Softwarewartungsvertrag (alle Upgrades/Updates als kostenfreier Download und bevorzugter telefonischer Support), Workstation-PC mit Drucker, Windows 10.||
G6842AA|44K||Installation|||
G6842AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G6842AA|890||Ohne Drucker|PC ohne Drucker.||
G6849AA|||MassHunter|MassHunter Software für qualitative und quantitative Analyse sowie Berichterstattung.||
G6851AA|||Cerno MassWorks Software|Mehr Sicherheit bei der Identifizierung von Unbekannten: Cerno MassWorks Accurate Mass Software-Paket zur Bestimmung der akuraten Masse (±0,005 amu) mit Single-Quad-Massenspektrometern. Einfach und kostengünstig.||Installation inkl. Familiarisierung mit 4x H2120A manuell einpreisen!
G6851AA|002||Lizenz für GC/MSD|Eine Lizenz, Sonderpreis in Kombination mit GC/MSD-Paket: über 50% Preisvorteil!||
G6860A|||Cary 60 Spektrometer|Cary 60 Gerätepaket. Enthält UV-Vis Spektrometer, Küvettenhalter, USB- Kabel & Netzstecker. Ohne PC.||
G6860A|44K||Installation|Installation des Cary 60 Spektrometers.||
G6860A|44L||Einweisung|Einweisung in die Software im Rahmen der Installation.||
G6860AA|||Cary 60 Spektrometer|Cary 60 Gerätepaket. Enthält UV-Vis Spektrometer, Desktop PC, WinUV Software, Küvettenhalter, USB-Kabel & Netzstecker.||
G6860AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|Cary WinUV-Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G6860AA|44K||Installation|Installation des Spektrometers||
G6860AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G6860AAR||RB|Generalüberholtes Cary 60 Spektrometer|Cary 60 Gerätepaket. Enthält UV-Vis Spektrometer, Desktop PC, WinUV Software, Küvettenhalter, USB-Kabel & Netzstecker.||
G6860AAR|695|RB|Ohne PC|Entfernt PC und Monitor aus dem Gerätepaket||
G6861AA|||Cary WinUV Software|Cary WinUV Software||
G6861AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|Cary WinUV-Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G6862AA|||HP PC mit Cary WinUV software|HP Z2 G4 Workstation: Intel® Core™ i5-8500 CPU Prozessor, 15.6 “ Full HD, 8 GB RAM, 500 GB Hard Disk, Cary WinUV software (vorinstalliert).||
G6863AA|||HP Notebook mit Cary WinUV software|HP ProBook 650 G5: Intel® Core™ i5-8265U Prozessor, 15.6 “ Full HD, 8 GB SDRAM, 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, Cary WinUV software (vorinstalliert).||
G6864AA|||Cary WinVU Software Upgrade|Ermöglicht Upgrade der WinUV Software auf die aktuelle Software-Version||
G6865A|||Lichtleiterkoppler|Lichtleiterkoppler für die Verwendung von Lichtleitersonden||
G6866A|||Lichtleiterkoppler mit Halterung für Lichtleitersonden|Lichtleiterkoppler für die Verwendung von Lichtleitersonden als Dip-Variante||
G6867A|||Küvettenwechsler|18-fach Küvettenwechsler inklusive Probenraumerweiterung||
G6867A|100||Wasser-Umwälzthermostat|Externer Wasser-Umwälzthermostat zur Temperaturkontrolle des Multiküvetten-Wechslers||
G6870A|||Peltier-thermostatisierter Küvettenhalter|Thermostatisierter Einzelküvettenhalter mit Peltier-Temperatursteuerung für einen Temperaturbereich von 0-100 °C. Paket enthält 10 mm Kuevettenhalter, Rühr- und Temperaturkontroll-Modul.||
G6870A|004||Wasserpumpe|Wasserpumpe||
G6873AA|||Cary 7000 UV-Vis-NIR Spektrometer|Cary 7000 UMS (Universal Measurement Spectrophotometer) Gerätepaket. Enthält UV-Vis-NIR Spektrometer, Cary Universal Measurement Accessory (UMA), WinUV Software, Desktop PC, Küvettenhalter und Festprobenhalter.||
G6873AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|Cary WinUV-Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G6874-80000|||Zertifizierter Reflextionsstandard|Zertifizierter Reflexionsspiegel: Einfallswinkel von 7 °, Wellenlängenbereich 250 bis 2500 nm in Intervallen von 10 nm (250 bis 100 nm) und 25 nm (1100 bis 2500 nm).||
G6887AA|||Cerno Massworks|Mehr Sicherheit bei der Identifizierung von Unbekannten: Cerno Massworks Accurate Mass Software-Paket zur Bestimmung der akkuraten Masse (±0,05 amu) in Daten von Single Quadupole LC/MSDs.||Installation inkl. Familiarisierung mit 4x H2120A manuell einpreisen!
G6915A|||Vaya Raman-Spektrometer|Tragbares Raman- Spektrometer mit SORS-Technologie. Das Bundle enthält die Vaya-Software, einen Transportkoffer, einen Memory-Stick, einen Probenflaschenhalter, drei verschiedene Flaschenadapter, eine Lichtabschirmung, eine Laserschutzbrille, 2 Batterien, ein Batterieladegerät, ein NIST- Teststück.||
G6915A|44K||Installation|Installation des Vaya Raman-Spektrometers.||
G6915A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G7010BA|||7000D Triple Quadrupol MS|7000D Quadrupol-MS/MS EI-Paket<Shift-Enter>Inkl. Inert Plus Extractor-EI-Quelle, MassHunter-Software, PC, 1 Jahr telefonischer Software-Support, Installation, Einweisung und 3-tägigem Anwendertraining in Waldbronn.||
G7010BA|010||JetClean Upgrade|Zur automatischen Reinigung der Ionenquelle.||
G7010BA|0TP||PC-Notfall-Service|1 Jahr PC-Reparatur- und Wiederherstellungsservice (vor Ort).||
G7010BA|21U||Softwarewartungsvertrag|1 Jahr alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung.||
G7010BA|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7010BA|245||Konfiguration für 8890 GC|Anschlüsse passend für 8890 GC.||Achtung: Eine Option für das 8890GC mit einem Kollisionszellen-Gassteuerungsmodul bestellen
G7010BA|250||Konfiguration für Intuvo GC|Anschlüsse passend für Intuvo GC.||
G7010BA|999||Ölfreie Vorpumpe IDP-10|Standardvorpumpe durch ölfreie Scrollpumpe IDP-10 ersetzen: leiser, vibrationsarm, ölfrei, einfach zu warten, günstigere Betriebskosten.||
G7011BA|||7000D Triple Quadrupol MS|7000D Quadrupol-MS/MS EI/CI-Paket<Shift-Enter>Inkl. EI- und CI-Quelle, MassHunter-Software, PC, 1 Jahr telefonischer Software-Support, Installation, Einweisung und 3-tägigem Anwendertraining in Waldbronn.||
G7011BA|010||JetClean Upgrade|Zur automatischen Reinigung der Ionenquelle.||
G7011BA|04N||Ohne Einweisung|||
G7011BA|0TP||PC-Notfall-Service|1 Jahr PC-Reparatur- und Wiederherstellungsservice (vor Ort).||
G7011BA|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7011BA|999||Ölfreie Vorpumpe IDP-10|Standardvorpumpe durch ölfreie Scrollpumpe IDP-10 ersetzen: leiser, vibrationsarm, ölfrei, einfach zu warten, günstigere Betriebskosten.||
G7012BA|||7010B Triple Quadrupol MS|7010B Quadrupol MS/MS-EI-Paket.<Shift-Enter>Inkl. High Efficiency-EI-Quelle, MassHunter-Software, PC, 1 Jahr telefonischer Software-Support, Installation, Einweisung und 3-tägigem Anwendertraining in Waldbronn.||
G7012BA|010||JetClean Upgrade|Zur automatischen Reinigung der Ionenquelle.||
G7012BA|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7012BA|250||Konfiguration für Intuvo GC|Anschlüsse passend für Intuvo GC.||
G7012BA|780||Zweiter Monitor|2. Monitor hinzufügen.||
G7013BA|||7010B Triple Quadrupol MS|7010B Quadrupol MS/MS-EI/CI-Paket.<Shift-Enter>Inkl. High Efficiency-EI-Quelle und CI-Quelle, MassHunter-Software, PC, 1 Jahr telefonischer Software-Support, Installation, Einweisung und 3-tägigem Anwendertraining in Waldbronn.||
G7022A|||VOC Applikations-Kit|Methoden-/Anwendungs-Kit für zuverlässige VOC-Analysen<Shift-Enter>Enthält u.a. komplette Messmethode mit geprüften Purge&Trap-Parametern für EPA 524.2 und 8260, Säule, Liner und weitere Verbrauchsmaterialien, automatisches MSD-Tuning mit 4-Bromofluorbenzol (BFB) und empfohlenen Arbeitsvorschriften zur Herstellung von Standards und ICAL.||Für 5975 MSD
G7034A|||Umrüst-Kit für 7000C für Intuvo GC|Intuvo 9000 GC + TQ Umrüstkit (SS-, Inert- oder Extraktor-Ionenquelle).||
G7034B|||Umrüst-Kit für 7010 für Intuvo GC|Intuvo 9000 GC + TQ Umrüstkit (HES-Ionenquelle).||
G7042AAR||RB|5977A Inert MSD|Agilent zertifiziertes gebrauchtes 5977A MSD mit Performance-Turbopumpe, inerter EIQuelle MassHunter, PC und Drucker.||
G7076B|||5977B Massespektrometer|5977B EI MSD mit Edelstahl-Quelle und Vorpumpe. Ohne Software & PC.||
G7076B|002||Turbopumpe|Konfiguration mit Turbopumpe.||
G7076B|003||LAN-Switch|||
G7076B|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7076B|245||Konfiguration für 8890 GC|||
G7076B|250||MSD für Intuvo|||
G7076B|999||Ölfreie Vorpumpe IDP3|Standardvorpumpe durch ölfreie Scrollpumpe IDP3 ersetzen: leiser, vibrationsarm, ölfrei, einfach zu warten, günstigere Betriebskosten.||
G7076BA|||5977B Massespektrometer|5977B MSD-System mit Edelstahl-Quelle, Vorpumpe, MassHunter-Software, Workstation-PC und Softwarewartungsvertrag.||
G7076BA|002||Turbopumpe|Konfiguration mit Turbopumpe.||
G7076BA|230||MassHunter Familiarisierung|ChemStation DA mit MassHunter-Einweisung hinzufügen.||
G7076BA|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7076BA|245||Konfiguration für 8890 GC|||
G7076BA|780||Zweiter Monitor|2. Monitor hinzufügen.||
G7076BA|790||Ohne Monitor|Mitgeliefertem PC ohne Monitor.||
G7076BA|999||Ölfreie Vorpumpe IDP3|Standardvorpumpe durch ölfreie Scrollpumpe IDP3 ersetzen: leiser, vibrationsarm, ölfrei, einfach zu warten, günstigere Betriebskosten.||
G7076BW|||GC/MS-Einsteiger-Paket|Agilent 5977B EI MSD mit Edelstahl- Quelle und 7820 GC (S/SL-Einlass), inkl. MassHunter-Software, Workstation-PC und Softwarewartungsvertrag.||
G7076BW|002||Turbopumpe|Konfiguration mit Turbopumpe||
G7076BW|21U||Softwarewartungsvertrag|1 Jahr alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung.||
G7076BW|780||2. Monitor|2. Monitor hinzufügen||
G7076BW|885||Drucker|Laserdrucker hinzufügen||
G7077B|||5977B MSD mit Extractor-Quelle|5977B Inert Plus Single Quad MSD Turbo EI-Paket mit Extractor Ionenquelle.||
G7077B|003||LAN-Switch|||
G7077B|010||JetClean Upgrade für HES Ionenquelle|Zur automatischen Reinigung der Ionenquelle.||
G7077B|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7077B|250||MSD für Intuvo 9000 GC|||
G7077B|999||Ölfreie Vorpumpe IDP3|Standardvorpumpe durch ölfreie Scrollpumpe IDP3 ersetzen: leiser, vibrationsarm, ölfrei, einfach zu warten, günstigere Betriebskosten.||
G7077BA|||5977B MSD mit Extractor-Quelle|5977B Inert Plus Single Quad MSD Turbo EI-Paket mit Extractor Ionenquelle. <Shift-Enter>Inkl. Xtr-EI-Quelle, MassHunter-Software mit zweiter Datenanalyselizenz, Workstation-PC und Softwarewartungsvertrag.||
G7077BA|010||JetClean Upgrade|Zur automatischen Reinigung der Ionenquelle.||
G7077BA|04N||Ohne Einweisung|||
G7077BA|0TP||PC-Notfallservice|1 Jahr PC Onsite Repair&Recovery Service.||
G7077BA|21U||Softwarewartungsvertrag|1 Jahr alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung.||
G7077BA|220||ChemStation Familiarisierung|ChemStation DA mit ChemStation-Einweisung hinzufügen.||
G7077BA|230||MassHunter Familiarisierung|ChemStation DA mit MassHunter-Einweisung hinzufügen.||
G7077BA|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7077BA|245||Konfiguration für 8890 GC|Anschlüsse passend für 8890 GC.||
G7077BA|250||Konfiguration für Intuvo GC|Anschlüsse passend für Intuvo GC.||
G7077BA|325||Academia-Option|Zusätzlicher Rabatt und 5 MassHunter Offline-Lizenzen zur Datenanalyse.||
G7077BA|780||Zweiter Monitor|2. Monitor hinzufügen.||
G7077BA|790||Ohne Monitor|||
G7077BA|885||Laserdrucker|Laserdrucker zum Workstation-PC hinzufügen.||
G7077BA|995||Ölfreie Pumpe|Standardvorpumpe durch ölfreie Diaphragmapumpe Pfeiffer MVP-070-3 ersetzen.||
G7077BA|999||Ölfreie Vorpumpe IDP3|Standardvorpumpe durch ölfreie Scrollpumpe IDP3 ersetzen: leiser, vibrationsarm, ölfrei, einfach zu warten, günstigere Betriebskosten.||
G7077BAR||RB|5977B MSD mit Extractor-Quelle|Generalüberholter 5977B Inert Plus Single Quad MSD Turbo EI-Paket mit Extractor Ionenquelle. <Shift-Enter>Inkl. Xtr-EI-Quelle, MassHunter-Software mit zweiter Datenanalyselizenz und PC. Optional mit ölfreier Vorpumpe IDP3 oder selbstreinigender Ionenquelle.||
G7077BAR|240|RB|Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7077BAR|250|RB|Konfiguration für Intuvo GC|Anschlüsse passend für Intuvo GC.||
G7077BAR|780|RB|Zweiter Monitor|2. Monitor hinzufügen.||
G7077BAR|999|RB|Ölfreie Vorpumpe IDP3|Standardvorpumpe durch ölfreie Scrollpumpe IDP3 ersetzen: leiser, vibrationsarm, ölfrei, einfach zu warten, günstigere Betriebskosten.||
G7078B|||5977B MSD EI/CI|5977B Inert Plus Single Quad MSD Turbo EI/CI-Paket mit Extractor EI-Ionenquelle, CI-Ionenquelle und Hochvakuumsonde.||
G7078B|245||8890GC Transferline|GC/MSD EI/CI Mainframe für 8890GC||
G7078BA|||5977B MSD EI/CI|5977B Inert Plus Single Quad MSD Turbo EI-Paket mit Extractor EI-Ionenquelle, CI-Ionenquelle und Hochvakuumsonde.<Shift-Enter>Inkl. MassHunter-Software mit zweiter Datenanalyselizenz, Workstation-PC und Softwarewartungsvertrag.||
G7078BA|230||MassHunter Familiarisierung|ChemStation DA mit MassHunter-Einweisung hinzufügen.||
G7078BA|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7079BA|||5977B MSD mit HES|5977B High Efficiency Source Single Quad MSD Turbo EI-Paket. <Shift-Enter>Inkl. HES-EI-Quelle, MassHunter-Software mit zweiter Datenanalyselizenz, Workstation-PC und Softwarewartungsvertrag.||
G7079BA|010||JetClean Upgrade für HES Ionenquelle|Zur automatischen Reinigung der Ionenquelle.||
G7079BA|0TP||PC-Notfallservice|1 Jahr PC Onsite Repair&Recovery Service.||
G7079BA|21U||Softwarewartungsvertrag|1 Jahr alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung.||
G7079BA|240||Konfiguration für 7890 GC|Anschlüsse passend für 7890 GC.||
G7079BA|250||Konfiguration für Intuvo GC|Anschlüsse passend für Intuvo GC.||
G7079BA|780||Zweiter Monitor|2. Monitor hinzufügen.||
G7079BA|999||Ölfreie Vorpumpe IDP3|Standardvorpumpe durch ölfreie Scrollpumpe IDP3 ersetzen: leiser, vibrationsarm, ölfrei, einfach zu warten, günstigere Betriebskosten.||
G7082BW|||5977B MSD-Paket mit 8860 GC|Paketpreis für ein 8860 GC mit S/SL-Inlet und MSD-Interface sowie 5977B MSD mit Edelstahl-Quelle, PC und Software inklusive.||
G7082BW|001||Diffusionspumpe|||
G7082BW|020||OpenLAB Workstation|||
G7082BW|325||Academic Option|Weitere fünf Datenauswertungs-Lizenzen||
G7100A|||Kapillarelektrophoresesystem 7100|7100 Kapillarelektrophorese-Gerät mit UV-Detektion (DAD mit Wellenlängenbereich 190 – 600 nm), optional mit Blasenzelle für höhere Empfindlichkeit, mit automatisiertem Medienersatz für den automatisierten Hochdurchsatzbetrieb. Kombinierbar mit allen Agilent MS-Detektoren und über Analog-Anschluß mit weiteren Detektoren. Inkl. Installation Qualifizierungs-Kit, High Sensitivity Detektorzelle und Services.||
G7100A|004||LabAdvisor Advanced Software|Agilent Lab Advisor Advanced Software.<Shift-Enter>Das erweiterte Funktionsset umfasst DataSharing, Traceability Enhanced EMF und erweiterte Gerätesteuerung/Signal-Plot.||
G7102A|||Lichtstreudetektor|Agilent 1290 Infinity II ELSD.<Shift-Enter>mit HDR-Technik für erweiterten dynamischen Bereich (104), Laser-LED (405 nm) für 9x Empfindlichkeit, bessere Streuung an kleinen Partikeln und reduziertes Rauschen, optional mit Verdampfer-Kühlung für eine deutlich bessere Erfassung von halbflüchtigen Analyten (Verdampfer-Temperaturbereich: 10 – 80 °C), für Flüsse von 0,2 – 5,0 ml/min, Datenrate max. 80 Hz für UHPLC-Analysen.||Wird mit Infinity I Triggerkabel ausgeliefert!<Shift-Enter>Für Anschluss an Infinity II wird benötigt:<Shift-Enter>  - Switch G2402A<Shift-Enter>  -Infinity II ERI Kabel G4260-63001
G7102A|101||ELSD ohne Kühlung|Agilent 1290 Infinity II ELSD ohne Verdampfer-Kühlung. Temperaturbereich des ungekühlten Verdampfers: Raumtemperatur – 120 °C.||
G7102A|401||Trigger-Kabel|Infinity II Trigger-Kabel für Dimension-Software.||
G7102A|601||Adapter-Kit|Adapter-Kit mit Anschlüssen/Übergangsstücken zum Anschluss an die Gasversorgung.||
G7102AR||RB|Lichtstreudetektor|Überholter Agilent 1290 Infinity II ELSD.<Shift-Enter>mit HDR-Technik für erweiterten dynamischen Bereich (104), Laser-LED (405 nm) für 9x Empfindlichkeit, bessere Streuung an kleinen Partikeln und reduziertes Rauschen, optional mit Verdampfer-Kühlung für eine deutlich bessere Erfassung von halbflüchtigen Analyten (Verdampfer-Temperaturbereich: 10 – 80 °C), für Flüsse von 0,2 – 5,0 ml/min, Datenrate max. 80 Hz für UHPLC-Analysen.||Wird mit Infinity I Triggerkabel ausgeliefert!<Shift-Enter>Für Anschluss an Infinity II wird benötigt:<Shift-Enter>  - Switch G2402A<Shift-Enter>  -Infinity II ERI Kabel G4260-63001
G7102AR|101|RB|ELSD ohne Kühlung|Agilent 1290 Infinity II ELSD ohne Verdampfer-Kühlung. Temperaturbereich des ungekühlten Verdampfers: Raumtemperatur – 120 °C.||
G7102AR|401|RB|Trigger-Kabel|Infinity II Trigger-Kabel für Dimension-Software.||
G7104A|||1290 Infinity II Flexible Pumpe|1290 II Technologie für höchste Präzision und Genauigkeit. <Shift-Enter>Quaternäre Pumpe (bis zu 1300 bar und 5 ml/min) mit integriertem Entgaser, Niederdruckmischer, aktiver Kolbenhinterspülung, ISET und BlendAssist. Inkl. Werkzeug-Kit und Säule (RRHD Eclipse Plus C18, 50 x 2,1 mm, 1,8 µm).||
G7104A|004||Lab Advisor Advanced|Upgrade auf Lab Advisor Advanced Software<Shift-Enter>Zusätzliche Features sind u.a. Aktivitäts-Log auf User-Ebene, einfaches Teilen von Daten und Wartungsberichten, umfangreicheres EMF, volle Instrumentenkontrolle mit Darstellung des Detektorsignals.||
G7104A|006||ULD-Kit|Ultra Low Dispersion Kit für Agilent 1290 Infinity II LCs mit Multisampler. Enthält 0,075 mm Edelstahlkapillaren und ULD-Quick Connect Wärmetauscher (0,6 µl).||ULD nur sinnvoll für Isokratische Trennungen mit 2,1 mm Säulen und früh eluierndne Peaks. Gradiententrennungen auf 2,1 mm Säulen, bei denen Peaks sehr früh im isokratischen Teil des Gradienten eluieren. Bei 1 mm Säulen (sehr kleines Peakvolumen -> extra column volume fällt stärker ins Gewicht) ULD bringt mutmaßlich (laut Natascha) keine Verbesserung bei QQQ.
G7104A|033||LC/MS-Kit|Kit für 1290 Infinity II  LC-System mit MSD. Inklusive Lösemittelschläuchen und Fittingen aus hochinertem Material und Lösemittelansaugfiltern aus Edelstahl.||
G7104A|034||InfinityLab StaySafe Starter-Kit|Starter-Kit für maximale Sicherheit beim Arbeiten mit HPLC-Eluenten. Enthält Lösungsmittelflaschen, InfinityLab Stay Safe-Verschlüsse mit Indikatorstreifen zum Herausfiltern von Lösungsmitteldämpfen und passende Fittinge.||
G7104A|096||Poroshell 120 Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 2.1 x 50 mm, 1.9 µm, mit Säulen-ID-Tag.||
G7104A|895||Ohne ISET|Pumpe ohne ISET-Funktion. Bei Bedarf nachrüstbar.||
G7104AR||RB|Überholte 1290 Infinity II Flexible Pumpe|1290 II Technologie für höchste Präzision und Genauigkeit. <Shift-Enter>Quaternäre Pumpe (bis zu 1300 bar und 5 ml/min) mit integriertem Entgaser, Niederdruckmischer, aktiver Kolbenhinterspülung, ISET und BlendAssist. Inkl. Werkzeug-Kit.||
G7104AR|006|RB|ULD-Kit|Ultra Low Dispersion Kit für Agilent 1290 Infinity II LCs mit Multisampler. Enthält 0,075 mm Edelstahlkapillaren und ULD-Quick Connect Wärmetauscher (0,6 µl).||ULD nur sinnvoll für Isokratische Trennungen mit 2,1 mm Säulen und früh eluierndne Peaks. Gradiententrennungen auf 2,1 mm Säulen, bei denen Peaks sehr früh im isokratischen Teil des Gradienten eluieren. Bei 1 mm Säulen (sehr kleines Peakvolumen -> extra column volume fällt stärker ins Gewicht) ULD bringt mutmaßlich (laut Natascha) keine Verbesserung bei QQQ.
G7104AR|034|RB|InfinityLab StaySafe Starter-Kit|Enthält StaySafe-Verschlüsse für Lösemittelflaschen, Belüftungsventile mit Indikatorstreifen und Fittinge.||
G7104C|||1260 Infinity II Prime Flexible Pumpe|1260 Infinity II Prime Flexible Pumpe – mit 1290 II Technologie für höchste Präzision und Genauigkeit. <Shift-Enter>Quaternäre Pumpe (bis zu 800 bar und 5 ml/min) mit integriertem Entgaser, Niederdruckmischer, aktiver Kolbenhinterspülung, ISET und BlendAssist.|Flexible Pumpe (max. 800 bar) mit 4 Kanälen, integriertem Entgaser, BlendAssist und ISET|
G7104C|001||Werkzeugsatz|Werkzeugsatz für Agilent 1260/1290 Infinity II LC-Systeme.|Werkzeug|
G7104C|004||Lab Advisor Advanced|Upgrade der Lab Advisor Basisversion auf die Advanced Version<Shift-Enter>Zusätzliche Features sind u.a. Aktivitäts-Log auf User-Ebene, einfaches Teilen von Daten und Wartungsberichten, umfangreicheres EMF, volle Instrumentenkontrolle mit Darstellung des Detektorsignals.||
G7104C|007||Kit für maximale Betriebszeit|Für Agilent 1260 Infinity II HPLC. Enthält u. a. Edelstahl-Kapillaren, PEEK-Schläuche, PEEK-Fittinge, Schneidewerkzeug, PTFE-Fritten, Lösemittelansaugfilter.||
G7104C|008||Low-Dispersion-Kit|Low Dispersion Kit für Agilent 1260 Infinity II LCs mit MCT G7116A. Inklusive 0,12 mm Edelstahlkapillaren und Quick Connect Wärmetauscher (1,6 µl).||
G7104C|033||LC/MS-Kit|Kit für 1260 Infinity II Prime LC-System mit MSD. Inklusive Lösemittelschläuchen und Fittingen aus hochinertem Material und Lösemittelansaugfiltern aus Edelstahl.||
G7104C|034||InfinityLab StaySafe Starter-Kit|Enthält StaySafe-Verschlüsse für Lösemittelflaschen, Belüftungsventile mit Indikatorstreifen und Fittinge.||
G7104C|096||Poroshell 120 Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 3.0 x 100 mm, 2.7 µm.||
G7104C|097||Poroshell 120 Säule|Poroshell 120 EC-C18, 3,0 x 150 mm, 2,7 µm.||
G7104C|098||Poroshell 120 Säule|Poroshell 120 EC-C18 2,1 mm x 50 mm, 1.9 µm.||
G7104C|895||Ohne ISET|Pumpe ohne ISET (Intelligent System Emulation Technology). Kann bei Bedarf nachgerüstet werden.||
G7109A|||InfinityLab Companion|Dockingstation für die Steuerung einer HPLC||
G7109A|250||Touchscreen-Tablet|||
G7109A|252||Tablet-Schutzhülle|||
G7110B|||Isokratische Pumpe|1260 Infinity II isokratische Pumpe, Maximaldruck 600 bar.Inkl. vergünstigter Säule, Verbindungskapillaren, Lösemittelwanne und CAN-Kabel.||
G7110B|001||Werkzeugsatz|HPLC System Tool Kit, für Agilent 1260/1290 Infinity II LC.||
G7110B|007||Kit für maximal Betriebszeit|Für Agilent 1260 Infinity II HPLC. Enthält u. a. Edelstahl-Kapillaren, PEEK-Schläuche, PEEK-Fittinge, Schneidewerkzeug, PTFE-Fritten, Lösemittelansaugfilter.||
G7110B|034||Entgaser und Lösemittelauswahlventil|Pumpe mit integriertem 2-Kanal-Entgaser und Lösemittelauswahlventil.||
G7110B|093||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6 x 100 mm, 2.7 µm.||
G7110B|094||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 3.0 x 150 mm, 2.7 µm.||
G7110B|095||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 3.0 x 50 mm, 2.7 µm.||
G7110BR||RB|Isokratische Pumpe|1260 Infinity II isokratische Pumpe, Maximaldruck 600 bar.Inkl. vergünstigter Säule, Verbindungskapillaren, Lösemittelwanne und CAN-Kabel.||
G7110BR|001|RB|Werkzeugsatz|HPLC System Tool Kit, für Agilent 1260/1290 Infinity II LC.||
G7110BR|034|RB|Entgaser und Lösemittelauswahlventil|Pumpe mit integriertem 2-Kanal-Entgaser und Lösemittelauswahlventil.||
G7110BR|094|RB|Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 3.0 x 150 mm, 2.7 µm.||
G7111A|||Quaternäre Pumpe VL|1260 Infinity II quaternäre Pumpe Value Line, Maximaldruck 400 bar.<Shift-Enter>Mit integriertem 4-Kanal-Entgaser, vergünstigter Säule, Verbindungskapillaren, Lösemittelwanne, Lösemittelprobenflaschen und CAN-Kabel.||
G7111A|001||Werkzeugsatz|HPLC System Tool Kit, für Agilent 1260/1290 Infinity II LC.||
G7111A|007||Kit für maximal Betriebszeit|Für Agilent 1260 Infinity II HPLC. Enthält u. a. Edelstahl-Kapillaren, PEEK-Schläuche, PEEK-Fittinge, Schneidewerkzeug, PTFE-Fritten, Lösemittelansaugfilter.||
G7111A|030||Aktive Kolbenhinterspülung|Automatische Reinigung und Pflege der Pumpenköpfe, -dichtungen und -ventile für maximale Lebensdauer. Empfohlen bei salzhaltigen Analyten oder Puffern.||
G7111A|032||Aktives Einlassventil|Empfohlen bei Eluenten mit hohen Salzkonzentrationen, Verwendung von THF als Eluent oder niedrigen Arbeitsdrücken (<60-100 bar).||
G7111A|090||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6 x 100 mm, 4 µm.||
G7111A|091||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6 x 50 mm, 2,7 µm.||
G7111A|092||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6 x 150 mm, 4 µm.||
G7111AR||RB|Quaternäre Pumpe VL|Überholte 1260 Infinity II quaternäre Pumpe Value Line, Maximaldruck 400 bar.<Shift-Enter>Mit integriertem 4-Kanal-Entgaser, vergünstigter Säule, Verbindungskapillaren, Lösemittelwanne, Lösemittelprobenflaschen und CAN-Kabel.||
G7111AR|001|RB|Werkzeugsatz|HPLC System Tool Kit, für Agilent 1260/1290 Infinity II LC.||
G7111AR|030|RB|Aktive Kolbenhinterspülung|Automatische Reinigung und Pflege der Pumpenköpfe, -dichtungen und -ventile für maximale Lebensdauer. Empfohlen bei salzhaltigen Analyten oder Puffern.||
G7111AR|090|RB|Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6 x 100 mm, 4 µm.||
G7111B|||Quaternäre Pumpe|1260 Infinity II quaternäre Pumpe, Maximaldruck 600 bar. Mit integriertem 4-Kanal-Entgaser, vergünstigter Säule, Verbindungskapillaren, Lösemittelwanne und -flaschen.|quaternäre Pumpe mit integriertem Entgaser|
G7111B|001||Werkzeugsatz|HPLC System Tool Kit, für Agilent 1260/1290 Infinity II LC.||
G7111B|004||Lab Advisor Advanced|Upgrade auf Lab Advisor Advanced Software<Shift-Enter>Zusätzliche Features sind u.a. Aktivitäts-Log auf User-Ebene, einfaches Teilen von Daten und Wartungsberichten, umfangreicheres EMF, volle Instrumentenkontrolle mit Darstellung des Detektorsignals.||
G7111B|007||Kit für maximale Betriebszeit|Für Agilent 1260 Infinity II HPLC. Enthält u. a. Edelstahl-Kapillaren, PEEK-Schläuche, PEEK-Fittinge, Schneidewerkzeug, PTFE-Fritten, Lösemittelansaugfilter.||
G7111B|030||Aktive Kolbenhinterspülung|Automatische Reinigung und Pflege der Pumpenköpfe, -dichtungen und -ventile für maximale Lebensdauer. Besonders empfohlen bei salzhaltigen Analyten oder Puffern.||
G7111B|032||Aktives Einlassventil|Aktives Einlassventil (AIV) für einen zuverlässigen Pumpenbetrieb bei der Verwendung von Puffern.||
G7111B|093||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 4.6 x 100 mm, 2.7 µm.||
G7111B|094||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 3.0 x 150 mm, 2.7 µm.||
G7111B|095||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 3.0 x 50 mm, 2.7 µm.||
G7111BR||RB|Quaternäre Pumpe|Überholte 1260 Infinity II quaternäre Pumpe, Maximaldruck 600 bar. Mit integriertem 4-Kanal-Entgaser, vergünstigter Säule, Verbindungskapillaren, Lösemittelwanne und -flaschen.||
G7111BR|001||Werkzeugsatz|||
G7112B|||Binäre Pumpe|1260 Infinity II Binäre Pumpe, Maximaldruck: 600 bar. <Shift-Enter>Mit integriertem 2-Kanal-Entgaser, vergünstigter Säule, Verbindungskapillaren, Lösemittelwanne, Lösemittelflaschen und CAN-Kabel.||
G7112B|001||Werkzeugsatz|Werkzeugsatz für Agilent 1260/1290 Infinity II LC-Systeme.||
G7112B|004||Lab Advisor Advanced Software|Upgrade auf Lab Advisor Advanced Software<Shift-Enter>Zusätzliche Features sind u.a. Aktivitäts-Log auf User-Ebene, einfaches Teilen von Daten und Wartungsberichten, umfangreicheres EMF, volle Instrumentenkontrolle mit Darstellung des Detektorsignals.||
G7112B|007||Kit für maximal Betriebszeit|Für Agilent 1260 Infinity II HPLC. Enthält u. a. Edelstahl-Kapillaren, PEEK-Schläuche, PEEK-Fittinge, Schneidewerkzeug, PTFE-Fritten, Lösemittelansaugfilter.||
G7112B|008||Kit für niedrige Dispersion|Für Agilent 1260 Infinity II LC-Systeme mit Säulenthermostat G7116A. Inklusive 0,12 mm ID Edelstahl-Kapillaren und QuickConnect-Wärmetauscher (V = 1.6 µl).||
G7112B|030||Aktive Kolbenhinterspülung|Automatische Reinigung und Pflege der Pumpenköpfe, -dichtungen und -ventile für maximale Lebensdauer. Besonders empfohlen bei salzhaltigen Analyten oder Puffern.||
G7112B|031||Lösungsmittelauswahlventil|Zur einfachen automatischen Auswahl aus 2 Lösungsmitteln pro Kanal.||
G7112B|093||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6 x 100 mm, 2.7 µm.||
G7112B|094||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 3.0 x 150 mm, 2.7 µm.||
G7112B|095||Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 3.0 x 50 mm, 2.7 µm.||
G7112BR||RB|Binäre Pumpe|Überholte 1260 Infinity II Binäre Pumpe, Maximaldruck: 600 bar. <Shift-Enter>Mit integriertem 2-Kanal-Entgaser, vergünstigter Säule, Verbindungskapillaren, Lösemittelwanne, Lösemittelflaschen und CAN-Kabel.||
G7112BR|001|RB|Werkzeugsatz|Werkzeugsatz für Agilent 1260/1290 Infinity II LC-Systeme.||
G7112BR|030|RB|Aktive Kolbenhinterspülung|Automatische Reinigung und Pflege der Pumpenköpfe, -dichtungen und -ventile für maximale Lebensdauer. Besonders empfohlen bei salzhaltigen Analyten oder Puffern.||
G7112BR|031|RB|Lösungsmittelauswahlventil|Zur einfachen automatischen Auswahl aus 2 Lösungsmitteln pro Kanal.||
G7112BR|093|RB|Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6 x 100 mm, 2.7 µm.||
G7112BR|094|RB|Säule|InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 3.0 x 150 mm, 2.7 µm.||
G7114A|||UV/VIS-Detektor|1260 Infinity II variabler Wellenlängendetektor (190 – 600 nm). Für schnelle programmierbare Einzel- (bis zu 120 Hz) und Doppelwellenlängen-Detektion. RFID-Tags für Durchflusszellen und UV-Lampe.||
G7114A|018||Standardflusszelle|Standarddurchflusszelle VWD aus Edelstahl mit RFID-Tag zur Identifizierung, 10 mm, 14 µl.||
G7114B|||UV/VIS-Detektor|1290 Infinity II variabler Wellenlängendetektor (190 – 600 nm). Für schnelle programmierbare Einzel- (bis zu 240 Hz) und Doppelwellenlängen-Detektion. RFID-Tags für Durchflusszellen und UV-Lampe.||
G7114B|018||Standardflusszelle|Standarddurchflusszelle VWD aus Edelstahl mit RFID-Tag zur Identifizierung, 10 mm, 14 µl.||
G7115A|||Diodenarraydetektor WR|1260 Infinity II Diodenarray-Detektor wide range (Messbereich 190 – 950 nm), schnelle Multiwellenlängen- und Spektralanalysen mit Datenraten bis zu 120 Hz. RFID-Tags für Durchflusszelle und Lampe, inkl. Deuterium- und Wolframlampen mit langer Lebensdauer.||
G7115A|016||Semimikroflusszelle|Semimikroflusszelle 5 µl, 6 mm, 120 bar Maximaldruck, mit RFID-Tag zur automatischen Erkennung.||
G7115A|018||Flusszelle für DAD|Standarddurchflusszelle: 10 mm, 13 µl, max. 120 bar.|Standardflusszelle|
G7115A|020||Hochdruckzelle|Hochdruck/Mikro-Durchflusszelle: 6 mm, 1.7 µl, max. 400 bar.||
G7115A|023||SFC-Hochdruck-Flusszelle|Durchflusszelle für 1260 Infinity II SFC, 10 mm, max. 400bar.||
G7115A|028||Bioinerte Flusszelle|Bioinerte Flusszelle mit RFID-Tag: 10 mm, 13 µl, max. 120 bar.||
G7115AR||RB|Überholter Diodenarraydetektor WR|Überholter 1260 Infinity II Diodenarray-Detektor wide range (Messbereich 190 – 950 nm), schnelle Multiwellenlängen- und Spektralanalysen mit Datenraten bis zu 120 Hz. RFID-Tags für Durchflusszelle und Lampe, inkl. Deuterium- und Wolframlampen mit langer Lebensdauer.||
G7115AR|018|RB|Flusszelle für DAD|Standarddurchflusszelle: 10 mm, 13 µl, max. 120 bar.||
G7116-60006|||MCT-Trenneinheit|Trenneinheit für MCT-Ofenraum. Ermöglicht den Betrieb mit zwei unabhängigen Temperaturzonen.||
G7116-60009|||Bioinerter Wärmetauscher|Bioinerter Quick-Connect-Waermetauscher, mit Quick Connect Fitting und UHP-FF-Fitting, zur Verwendung mit MCT G7116A/B.||
G7116-60015|||Quick-Connect Wärmetauscher|InfinityLab Quick-Connect Low-Dispersion-Wärmetauscher Standard.||
G7116-68003|||Säulenhalter|2 Säulenhalterklammern für Infinity I TCC und Infinity II MCT.||
G7116-68004|||Säulenbefestigungsklammern|Säulenbefestigungsklammern für GPC-Säulen (78 mm), 2 Stück/Packung.||
G7116A|||Säulenthermostat|1260 Infinity II Thermostat für bis zu vier 30 cm Säulen, Temperaturbereich: 10° unter Raumtemperatur (min. 4 °C) bis max. 85 °C, inkl. Säulenidentifikations-Kit. Ventilantrieb optional.|Säulenthermostat|
G7116A|019||Zubehör-Kit für bioinerte Anwendungen|1 bioinerter QuickConnect-Wärmetauscher (V = 6 µl), 0,17 mm ID Kapillaren und Zubehör.||
G7116A|058||Ventilantrieb|Ventilantrieb für 1260 Infinity II Thermostat G7116A. Zur Verwendung mit QuickChange-Ventilköpfen.||
G7116A|062||Quick-Connect Wärmetquscher|1 Quick-Connect Wärmetauscher (3 µl) für 0.17 mm ID Kapillaren, 4 Säulenbefestigungsklammern.||
G7116A|073||TED für MCT|Agilent Temperaturäquilibrierungsgerät zur besseren Abschirmung der Säulen gegen äußere Einflüsse (z. B. Temperaturschwankungen durch Klimanlage) und einer schnelleren Äquilibrierung.||
G7116A|965||Ohne automatische Säulenidentifizierung|Thermostat G7116A ohne Säulenidentifikations-Kit.||
G7116AR||RB|Säulenthermostat|Überholter 1260 Infinity II Thermostat für bis zu vier 30 cm Säulen, Temperaturbereich: 10° unter Raumtemperatur (min. 4 °C) bis max. 85 °C, inkl. Säulenidentifikations-Kit. Ventilantrieb optional.||
G7116AR|058|RB|Ventilantrieb|Ventilantrieb für 1260 Infinity II Thermostat G7116AR. Zur Verwendung mit QuickChange-Ventilköpfen.||
G7116B|||Säulenthermostat|1290 Infinity II Thermostat für bis zu 8 Säulen, Temperaturbereich: 4 bis 110 °C. Mit QuickConnect Wärmetauscher (V = 1.6 µl), QuickConnect Fitting und zwei QuickTurn-Fittings. Ventilantrieb optional.||
G7116B|058||Ventilantrieb|Universal-Ventilantrieb für 1290 Infinity II Säulenthermostat. Passend zu allen QuickChange-Ventilköpfen. Erlaubt schnellen und einfachen Wechsel des Ventilkopfs.||
G7116B|062||Quick-Connect Wärmetauscher|Ausgelegt für Standardfluss mit einem Volumen von 1,6 ul.||
G7116B|063||QuickConnect Wärmetauscher|1290 Infinity II High Flow QuickConnect Wärmetauscher, 3,0 µl.||
G7116B|064||ULD-Wärmetauscher|Quick-Connect Wärmetauscher für ultraniedrige Dispersion (1 µl).||
G7116B|072||Säulenidentifikations-Kit|Upgrade für 1290 Infinity II Multicolumn-Thermostats. Identifizierung von bis zu 8 Säulen über RFID-Chips.||
G7116BR||RB|Überholter Säulenthermostat|Überholter 1290 Infinity II Thermostat für bis zu 8 Säulen, Temperaturbereich: 4 bis 110 °C. Mit QuickConnect Wärmetauscher (V = 1.6 µl), QuickConnect Fitting und zwei QuickTurn-Fittings. Ventilantrieb optional.||
G7117A|||Diodenarraydetektor|1290 Infinity II Dioden-Array Detektor<Shift-Enter>für höchste Empfindlichkeit, 240 Hz Datenrate für ultraschnelle Multiwellenlängen- und hochauflösende Spektralanalyse. Messbereich 190 – 640 nm, RFID-Tags für Zelle und Lampe, HDR-fähig. Inklusive Standard-Max-Light-Flusszelle (10 mm, V = 1 µl, max. 70 bar).||
G7117A|009||Überdruckventil|Schutz der Detektorflusszellen vor Überdruck. Empfohlen bei mehrerer Detektoren (insbesondere mit MS) in serieller Schaltung.||
G7117B|||Diodenarraydetektor|1290 Infinity II Dioden-Array Detektor<Shift-Enter>für höchste Empfindlichkeit, 240 Hz Datenrate und variablem Spalt (1 – 8 nm) für ultraschnelle Multiwellenlängen- und hochauflösende Spektralanalyse. Messbereich 190 – 640 nm, RFID-Tags für Zelle und Lampe, HDR-fähig. Inklusive Standard-Max-Light-Flusszelle (10 mm, V = 1 µl, max. 70 bar).||
G7117B|030||High-sensitivity Durchflusszelle|Standard-Durchflusszelle durch 60 mm Max-Light-Kartuschenzelle mit hoher Empfindlichkeit (V = 4 µl) ersetzen.||
G7117B|031||Zusätzliche 60-mm-Max-Light-Kartuschenzelle|Für extra hohe Empfindlichkeit, Zellenvolumen 4 ul.||
G7117C|||Diodenarraydetektor HS|1260 Infinity II Diodenarray-Detektor high sensitivity für höchste Empfindlichkeit, 120 Hz Datenrate für schnelle Multiwellenlängen- und Spektralanalysen. Messbereich 190 – 640 nm, RFID-Tags für Zelle und Lampe. Inklusive Standard-Max-Light-Flusszelle (10 mm, V = 1 µl, max. 70 bar).|Diodenarraydetektor High Sensitivity|
G7117C|030||High-sensitivity Durchflusszelle|Standard-Durchflusszelle durch 60 mm Max-Light-Kartuschenzelle mit hoher Empfindlichkeit (V = 4 µl) ersetzen.||
G7117C|031||Max-Light-Kartuschenzelle|Zusätzliche 60 mm Max-Light-Kartuschenzelle mit hoher Empfindlichkeit und einem Zellvolumen von 4 ul||
G7117CR||RB|Diodenarraydetektor HS|Überholter 1260 Infinity II Diodenarray-Detektor high sensitivity für höchste Empfindlichkeit, 120 Hz Datenrate für schnelle Multiwellenlängen- und Spektralanalysen. Messbereich 190 – 640 nm, RFID-Tags für Zelle und Lampe. Inklusive Standard-Max-Light-Flusszelle (10 mm, V = 1 µl, max. 70 bar).||
G7120-68070|||Ultrareines Schlauchkit|Ultrareine THF-stabile Schläuchen für Infinity II inkl. 4 Flaschenaufsatzeinheiten.||
G7120A|||Binäre Pumpe|1290 Infinity II Hochgeschwindigkeitspumpe für geringste Verzögerung und höchste Präzision. Max. 1300 bar, max. 5 ml/min, mit integriertem 2-Kanal-Entgaser, volumenoptimierten Hochdruckmischer, aktiver Kolbenhinterspülung zur vollautomatischen Reinigung und Pflege der Pumpenköpfe. Dank Intelligenter System-Emulationstechnologie (ISET) vollständig kompatibel mit etablierten 1100/1200 Methoden. Inkl. Werkzeug-Kit, Lösemittelwanne und Flaschen.||
G7120A|004||Lab Advisor Advanced|Upgrade auf Lab Advisor Advanced.||
G7120A|006||UHPLC-Kit für ultraniedrige Dispersion|||
G7120A|033||Ultrareines Schlauchkit|Zur Verwendung in High End LC/MS-Systemen.||
G7120A|034||A-Line Stay Safe Starter Kit|A-Line Stay Safe-Verschluss Starter-Kit für maximale Sicherheit bei der Handhabung von Lösungsmitteln in Flaschen.||
G7120A|096||Säule|Poroshell 120 EC-C18, 2,1 x 50 mm, 1,9 µm. Mit Säulen-ID-Tag, max. 1300 bar.||
G7120A|803||Ohne Werkzeugsatz|Ohne 1290 Infinity II HPLC Werkzeugsatz.||
G7120A|895||Ohne ISET|||
G7121-68001|||Wellenlängenkalibrierungs-Kit|Kit zur Wellenlängenkalibrierung von FLDs. Enthält Glycogen-Kalibrierstandard, Glasspritze, Spritzenfilter, Spritzennadel, Fittinge.||
G7121A|||Fluoreszenzdetektor|1260 Infinity II Fluoreszenzdetektor. <Shift-Enter>Für programmierbare Einzelwellenlängen-Detektion (Anregung und Emission, 200 – 1200 nm), Datenrate bis 74 Hz. Inkl. Standard-Durchflusszelle, (V = 8 µl, max. 20 bar).||
G7121AR||RB|Fluoreszenzdetektor|Überholter 1260 Infinity II Fluoreszenzdetektor. <Shift-Enter>Für programmierbare Einzelwellenlängen-Detektion (Anregung und Emission, 200 – 1200 nm), Datenrate bis 74 Hz. Inkl. Standard-Durchflusszelle, (V = 8 µl, max. 20 bar).||
G7121B|||Fluoreszenzspektrendetektor|1260 Infinity II Fluoreszenzdetektor, spektrenfähig.<Shift-Enter>Für Multiwellenlängen-Detektion, Online-Aufnahme von  Anregungs- und Emissionsspektren (200 – 1200 nm), Datenrate bis 148 Hz. Inkl. Standard-Durchflusszelle (V = 8 µl, max. 20 bar).||
G7121B|216||Semimikroflusszelle|Semimikroflusszelle (4 µl, max. 20 bar). Ersetzt Standard-Durchflusszelle durch Semimikro-Durchflusszelle in FLD G7121B.||
G7121B|228||Bioinerte Flusszelle|Ersetzt Standard-Flusszelle mit bioinerter Flusszelle (V = 8 µl, max. 20 bar, pH 1-12).||
G7121BR||RB|Überholter Fluoreszenzspektrendetektor|Überholter 1260 Infinity II Fluoreszenzdetektor, spektrenfähig.<Shift-Enter>Für Multiwellenlängen-Detektion, Online-Aufnahme von  Anregungs- und Emissionsspektren (200 – 1200 nm), Datenrate bis 148 Hz. Inkl. Standard-Durchflusszelle (V = 8 µl, max. 20 bar).||
G7122A|||Entgaser|1260 Infinity II Entgaser, 4 Kanäle, für Flüsse bis 10 ml/min pro Kanal. Inkl. Kabel und Schläuche.||
G7129A|||Vialsampler|1260 Infinity II automatischer Flüssigprobengeber zur Verwendung bei bis zu 600 bar. Mit integriertem Nadelspülanschluss zur Minimierung der Verschleppung, 100 µl Dosiereinheit und 100 µl Probenschleife. Inklusive Gerätetreiber für ein LC-System (2D-UV).||
G7129A|010||Probenteller für 6x11 2,0 ml Vials|||
G7129A|011||Probenteller für 3x6 6 ml Vials|2 Stück/Pack.||
G7129A|012||Classic Probenträger-Kit|2 Probenträger mit je 5x 10 Probenplätzen für 2,0 ml Vials.||
G7129A|021||MultiDraw|Beinhaltet Schleifenkapillaren (400 ul und 1400 ul) zur Injektion von Volumina bis 500 ul bzw. 1500 ul.||
G7129A|051||Agilent CDS-Lizenz|Eine Lizenz für einen Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition oder EZChrom Edition HPLC-Treiber.||
G7129A|052||OpenLAB CDS Treiber|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC-System durch Agilent OpenLab CDS gesteuert wird.||
G7129A|054||Vorhandene Agilent CDS-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von dem Agilent OpenLab Chromatography Datensystem 2.x gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G7129A|055||Vorhandene Empower-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von Waters Empower gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G7129A|056||Vorhandene Drittlizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LCSystem von der Software eines Drittanbieters gesteuert wird. Eine Lizenz zur Gerätesteuerung ist nicht inbegriffen.||
G7129A|059||Erstattung f. Empower Lizenz|Rückerstattung für Waters Empower Lizenz. Für Agilent LC, die von Waters Empower gesteuert werden. Eine Geraetelizenz ist nicht inbegriffen.||
G7129A|063||Integrierter Säulenofen ICC|Integrierter Säulenofen für 2 Säulen, Umgebungstemperatur+5 bis max. 80 °C (nur Heizen), V = 3 µl, Kapillar ID = 0.12 mm, für Flussraten bis 3 ml/min und gefilterte Proben.|integriertem Säulenofen|
G7129A|066||Integrierter Säulenofen ICC|Integrierter Säulenofen für 2 Säulen, Umgebungstemperatur+5 bis max. 80 °C (nur Heizen), V = 6 µl, Kapillar ID = 0.17 mm.|integriertem Säulenofen|
G7129A|072||Säulenidentifizierungskit|Säulenidentifizierungskit für integriertes Säulenthermostat-Modul ICC zur Säulenidentifizierung mittels RFID-Tags.|Säulen-ID-Kit|
G7129A|101||Probenthermostat|Agilent InfinityLab Thermostat zur Probentemperierung zwischen 4 °C und 40 °C.|Probenthermostat (4 – 40 °C)|
G7129A|148||Probenschleife 20 µl|||
G7129A|150||Probenschleife 40 µl|Für die Injektion von maximal 40 ul mit reduziertem Totvolumen.||
G7129A|162||Analytischer Kopf 40 µl|||
G7129A|896||Ohne LabCompanion-Funktion|Konfiguration ohne InfinityLab Companion (ermöglicht den browserbasierten Zugriff auf das LC-Gerät). Nachträglich nachrüstbar.||
G7129AR||RB|Vialsampler|Überholter 1260 Infinity II automatischer Flüssigprobengeber zur Verwendung bei bis zu 600 bar. Mit integriertem Nadelspülanschluss zur Minimierung der Verschleppung, 100 µl Dosiereinheit und 100 µl Probenschleife. Inkl. zwei Schubladen für je 66 Probenflaschen (2 ml).||
G7129AR|010|RB|Probenteller für 6x11 2,0 ml Vials|||
G7129AR|066|RB|Integrierter Säulenofen ICC|Integrierter Säulenofen für 2 Säulen, Umgebungstemperatur+5 bis max. 80 °C (nur Heizen), V = 6 µl, Kapillar ID = 0.17 mm.||
G7129AR|101|RB|Probenthermostat|Agilent InfinityLab Thermostat zur Probentemperierung zwischen 4 °C und 40 °C.||
G7129AR|148|RB|Probenschleife 20 µl|||
G7129AR|162|RB|Analytischer Kopf 40 µl|||
G7129AR|896||Ohne LabCompanion-Funktion|Konfiguration ohne InfinityLab Companion (ermöglicht den browserbasierten Zugriff auf das LC-Gerät). Nachträglich nachrüstbar.||
G7129B|||Vialsampler|1290 Infinity II Vialsampler zur Verwendung bei bis zu 1300 bar. Mit integriertem Nadelspülanschluss zur Minimierung der Verschleppung, 40 µl Dosiereinheit und 20 µl Probenschleife. Inklusive Gerätetreiber für ein LC-System (2D-UV).||
G7129B|010||Probenteller für 6x11 2,0 ml Vials|||
G7129B|012||Klassischer Schubladenkit|10 x 10 Probenflaschen, aufgeteilt auf 2 Schubladen||
G7129B|022||Option für mehrfaches Aufziehen|Schleifenkapillare zur Injektion von Volumina bis 120 µl. Keine Druckbeschränkung bei Verwendung eines analytischen Kopfs für 40 µl.||
G7129B|054||Vorhandene Agilent CDS-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von dem Agilent OpenLab Chromatography Datensystem 2.x gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G7129B|056||Vorhandene Treiberlizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC-System von der Software eines Drittanbieters gesteuert wird. Eine Lizenz zur Geraetesteuerung ist nicht inbegriffen.||
G7129B|063||Integrierter Säulenofen ICC|Integrierter Säulenofen für 2 Säulen, Umgebungstemperatur+5 bis max. 80 °C (nur Heizen), V = 3 µl, Kapillar ID = 0.12 mm, für Flussraten bis 3 ml/min und gefilterte Proben.||
G7129B|101||Agilent InfinityLab Proben-Thermostat|Bietet eine Temperierung der Proben im Bereich von 4-40 °C.||
G7129B|150||Probenschleife 40 µl|Für die Injektion von maximal 40 ul mit reduziertem Totvolumen.||
G7129B|896||Ohne LabCompanion-Funktion|Konfiguration ohne InfinityLab Companion (ermöglicht den browserbasierten Zugriff auf das LC-Gerät). Nachträglich nachrüstbar.||
G7129BR||RB|Überholter Autosampler Vialsampler|1290 Infinity II Vialsampler. Max. 1300 bar. Mit integriertem Nadelspülanschluss zur Minimierung der Verschleppung, 40 µl Dosiereinheit und 20 µl Probenschleife.||
G7129BR|010|RB|Standard-Probenteller|Für 2x 66 (6x11) 2,0 ml Probenflaschen.||
G7129BR|022|RB|Option für mehrfaches Aufziehen|Schleifenkapillare zur Injektion von Volumina bis 120 µl. Keine Druckbeschränkung bei Verwendung eines analytischen Kopfs für 40 µl.||
G7129BR|063|RB|Integrierter Säulenofen ICC|Integrierter Säulenofen für 2 Säulen, Umgebungstemperatur+5 bis max. 80 °C (nur Heizen), V = 3 µl, Kapillar ID = 0.12 mm, empfohlen für Flussraten bis 3 ml/min und gefilterte Proben.||
G7129BR|150|RB|Probenschleife 40 µl|Für die Injektion von maximal 40 ul mit reduziertem Totvolumen.||
G7129C|||Vialsampler|1260 Infinity II Prime automatischer Flüssigprobengeber zur Verwendung bei bis zu 800 bar. Mit integriertem Nadelspülanschluss zur Minimierung der Verschleppung, 100 µl Dosiereinheit und 100 µl Probenschleife. Inklusive Gerätetreiber für ein LC-System (2D-UV).||
G7129C|010||Probenteller für 6x11 2,0 ml Vials|||
G7129C|012||Klassischer Probenträger|Zwei Träger für je 5 x 10 2,0 ml Vials.||
G7129C|051||Agilent CDS-Lizenz|Eine Lizenz für einen Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition oder EZChrom Edition HPLC-Treiber.||
G7129C|054||Vorhandene Agilent CDS-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von dem Agilent OpenLAB Chromatography Datensystem 2.x gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G7129C|055||Vorhandene Empower-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von Waters Empower gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G7129C|056||Vorhandene Drittlizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LCSystem von der Software eines Drittanbieters gesteuert wird. Eine Lizenz zur Gerätesteuerung ist nicht inbegriffen.||
G7129C|059||Erstattung f. Empower Lizenz|Rückerstattung für Waters Empower Lizenz. Für Agilent LC, die von Waters Empower gesteuert werden. Eine Geraetelizenz ist nicht inbegriffen.|Erstattung für Empower-Lizenzkosten|
G7129C|066||Integrierter Säulenofen ICC|Integrierter Säulenofen für 2 Säulen, Umgebungstemperatur+5 bis max. 80 °C (nur Heizen), V = 6 µl, Kapillar ID = 0.17 mm.||
G7129C|072||Säulenidentifizierungskit|Säulenidentifizierungskit für integriertes Säulenthermostat-Modul ICC zur Säulenidentifizierung mittels RFID-Tags.|Säulen-ID-Kit|
G7129C|101||Probenthermostat|Agilent InfinityLab Thermostat zur Probentemperierung zwischen 4 °C und 40 °C. ||
G7129C|148||Probenschleife 20 µl|Für die Injektion von maximal 20 µl mit reduziertem Totvolumen.||
G7129C|162||Analytischer Kopf 40 µl|||
G7129C|896||Ohne LabCompanion-Funktion|Konfiguration ohne InfinityLab Companion (ermöglicht den browserbasierten Zugriff auf das LC-Gerät). Nachträglich nachrüstbar.||
G7157A|||Präparativer Autosampler|1260 Infinity II Präparativer Autosampler, Flussrate bis 200 ml/min, 0,1 bis 900 µl Injektionsvolumen.||
G7157A|011||Probenträger|Probenträger für 2 x 18 x 6 ml Probenflaschen.||
G7157A|020||Erweitertes Injektionsvolumen|Multi-Draw-Loop-Kit für max. 3,6 ml Injektionsvolumen. Inklusive Edelstahl-Schleife (5ml) und Edelstahl-Verbindungsstück für hohen Flüsse.||
G7158B|||1290 Infinity II Präparativer Open-Bed Fraktionssammler/Probengeber|Kapazität zum Injizieren von bis zu 864 Proben oder zum Sammeln von bis zu 432 Fraktionen oder beliebige Kombinationen. 2 Probenschleifen für analytische und präparative Injektionen, Re-Injektionen mit vorheriger Fraktionshomogenisierung,||
G7158B|014||Probenträger 6 ml Vials|2 Stück InfinityLab Probenträger für SBS-Container, 3x5 6mlProbenflaschen.|Probenträger für 15x 6 ml Vials|
G7158B|053||Schlauchkit <8 ml/min|InfinityLab Schlauch-Kit, optimiert für Flussraten bis 8 ml/min.||
G7158B|055||Träger-Lade|InfinityLab Sample Drawer, untemperiert. Eine Lade kann zwei Fraktionsträger oder einen SBS-Container aufnehmen.||
G7158B|067||Fraktionsträger|InfinityLab Fraktionsträger für 72 Sammelgläschen, 12 x 100 mm (OD x Höhe), 8 ml/Glas, 576 ml/Fraktionsträger. Ohne Sammelgläschen.||
G7158B|076||InfinityLab SBS-Container|SBS-Container, untemperiert, drei höhenverstellbare Positionen für Probenträger und/oder Well Plates/MTPs.||
G7158B|080||Delay- und Checkoutkalibrator|Agilent Delay- und Checkout-Kalibriersubstanz für Agilent Prep-Systeme: 2x 5 ml Patentblau VF (Na-Salz), Gelborange S, Sudanorange G in DMSO (2 mg/ml).||
G7158B|242||Probenschleife 10 ml|InfinityLab 10 ml Probenschleife, Edelstahl, maximal nutzbares Injektionsvolumen: 9 ml.||
G7161A|||1260 II präparative binäre Pumpe|Flussrate bis 50 ml/min mit integrierter Hinterkolbenspülung. Maximaldruck 420 bar. Für Säulen von 4,6 – 30 mm Innendurchmesser.||
G7161A|302||Kapillarkit 15-40 ml/min|InfinityLab System Kapillarkit für 15-40 ml/min Flussrate. Optimal für 21,2 mmIDSäulen.||
G7161B|||1290 II präparative binäre Pumpe|1290 Infinity II präparative binäre Pumpe mit integrierter Hinterkolbenspülung. Pumpenköpfe für 50 oder 200 ml/min verfügbar.||
G7161B|206||Pumpenkopf 200 ml/min|Austauschbarer Pumpenkopf für bis zu 200 ml/min und maximal 420 bar. Für Säulen mit einem ID von bis zu 50 mm.||
G7161B|303||Kapillarkit 40-80 ml/min|InfinityLab System Kapillarkit für  40 – 80 ml/min Flussrate, für Säulen mit 30 mm ID.||
G7162A|||RI-Detektor|Agilent 1260 Infinity II Brechungsindexdetektor. <Shift-Enter>Datenrate bis zu 72 Hz, mit integrierter 8 µl Flusszelle.||
G7162B|||Agilent 1290 Infinity II Brechungsindexdetektor|Datenrate bis zu 144 Hz, mit integrierter 2,5-ul-Mikrodurchflusszelle für Hochauflösungs-Applikationen.||
G7165A|||Multiwellenlängendetektor|1260 Infinity II Multiwellenlängendetektor. Für schnelle Multi-Wellenlängenanalysen, . 8 Signale, 120 Hz Datenakquisitionsrate. Mit RFID-Tags zur automatischen Identifizierung von Flusszelle und UV-Lampe.||
G7165A|018||Flusszelle für UV/Vis-Detektor|Standardflusszelle, 10 mm, 13 µl, 120 bar.||
G7165A|028||Bioinerte Flusszelle|Bioinerte Standarddurchflusszelle mit RFID-Tag, 10 mm, 13 µl, max. 120 bar.||
G7165A|084||Durchflusszelle Quartz, 0,3 mm|Praeparative Durchflusszelle Quartz 0,3 mm, (Flusszelle, 2 Verbindungsstücke, Werkzeug). Kapillaren passend zur Flussrate wählen.||
G7165A|182||Kapillare 15-40 ml/min|2 Kapillaren 15-40 ml/min (ST 0,5x230 SI/FB) zum Anschluss praeparativer Flusszellen.||
G7166A|||Ventil-Fraktionssammler|Agilent 1260 Infinity II präparativer Ventil-Fraktionssammler, optimiert für semipräparative bis präparative Aufreinigung mit bis zu 200 ml/min. Inklusive 11 Erfassungsanschlüsse und 1 Abfallventilanschluss.||
G7166A|080||Standard für Checkout und Kalibrierung des Verzögerungsvolumens|Agilent Verzögerungsvolumen-Kalibrier- und Checkout-Standard für präparative Agilent-HPLC-Systeme. Zwei Ampullen (je 5 ml) mit Patent Blau VF Natriumsalz, Sunset Yellow FCF und Sudan Orange G, 2 mg/ml in DMSO.||
G7167A|||Autosampler Multisampler|1260 Infinity II Multisampler zur Verwendung bei bis zu 800 bar für Wellplates, Vials, Eppendorfs und individuelle Probenbehälter. Standardinjektionszyklus < 10 Sek., Injektionsvolumen 0.1 – 100 µl.<Shift-Enter>Inkl. 1 Probenschublade, 2x 54 2,0 ml Vial-Probenträgern, Nadelspülanschluss zur Minimierung von Verschleppungen. Optional mit Multiwash (Verschleppung < 9 ppm) oder Dual Needle Setup.||
G7167A|051||Agilent CDS-Lizenz|Eine Lizenz für einen Agilent OpenLAB CDS ChemStation Edition oder EZChrom Edition HPLC-Treiber.||
G7167A|052||OpenLAB CDS 2 Treiber|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC-System von Agilent OpenLab CDS gesteuert wird.||
G7167A|054||Vorhandene Agilent CDS-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von dem Agilent OpenLab Chromatography Datensystem 2.x gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G7167A|101||Probenthermostat|Agilent InfinityLab Thermostat zur Probentemperierung zwischen 4 °C und 40 °C. ||
G7167A|111||Dual Needle Setup|Doppelnadel-Option für 1260 Infinity II Multisampler.<Shift-Enter>Ermöglicht einen zweiten Flussweg mit Nadel, Sitz und Schleife, z. B. für überlappende Injektionen, dezidierte Injektionswege für kleine/große Volumina oder niedrig/hoch konzentrierte Proben.||
G7167A|112||Multi-wash|1260 Infinity Mehrfachspülfunktion zur Verringerung von Verschleppung, mit einer zusätzlichen Hochleistungspumpe für 3 verschiedene Lösemittel und ein SSV plus zusätzlicher Hochdruck-Spülkopf für Backflush des Nadelsitzes||
G7167A|131||Schubladen (1H)|2 Schubladen einfacher Höhe (1H), mit je 2 Positionen für flache Mikrotiterplatten (MTP).||
G7167A|132||Schublade (2H)|Schublade doppelter Höhe (2H), mit 2 Positionen für flache Mikrotiterplatten, tiefe Wellplates, Behälter für 2-ml-Probenflaschen, 0,5-, 1,5- oder 2-ml-Eppendorf-Röhrchen mit Safe Lock.||
G7167A|147||900 µl Schleifenkit f. rechten Flusspfad|Kalibriertes Schleifenkit für 1260 II Multisampler mit Doppelnadel, 900 µl, rechts.||
G7167B|||1290 Infinity II Multisampler|1290 Infinity II Multisampler zur Verwendung bei bis zu 1300 bar für Wellplates, Vials, Eppendorfs und individuelle Probenbehälter. Standardinjektionszyklus < 10 Sek., Injektionsvolumen 0.1 – 20 µl.<Shift-Enter>Inkl. 1 Probenschublade, 2x 54 2,0 ml Vial-Probenträgern und Nadelspülanschluss zur Minimierung von Verschleppungen. Optional aufrüstbar mit Doppelnadel-Konfiguration (überlappende Injektionen, unterschiedliche Injektionsvolumina, getrennte Flusswege für Standards und Proben), Multi-Wash (Nadelspülung mit bis zu 3 Lösungsmitteln) oder Multi-Draw (Erhöhung des Injektionsvolumens).||
G7167B|053||MassHunter-Treiberlizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von dem Agilent MassHunter Datensystem gesteuert wird. Lizenz für den Anschluss von 1 LC-Geraet inbegriffen.||
G7167B|054||Vorhandene Agilent CDS-Lizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC- System von dem Agilent OpenLab Chromatography Datensystem 2.x gesteuert wird. Es wird eine vorhandene Lizenz genutzt.||
G7167B|056||Vorhandene Drittlizenz|Es ist vorgesehen, dass dieses Agilent LC-System von der Software eines Drittanbieters gesteuert wird. Eine Lizenz zur Gerätesteuerung ist nicht inbegriffen.||
G7167B|101||Probenthermostat|Agilent InfinityLab Thermostat zur Probentemperierung zwischen 4 °C und 40 °C. ||
G7167B|112||Multi-Wash|Zur Minimierung der Verschleppung durch Spülung der Nadelaußenseite und des Nadelsitzes mit bis zu drei Lösungsmitteln. <Shift-Enter>Erweitert Multisampler um eine Hochleistungspumpe, ein Lösungsmittelauswahlventil und einen Hochdruckspülkopf.||
G7167B|131||Schublade (1H)|2 Schubladen einfacher Höhe (1H), mit jeweils 2 Positionen für flache Mikrotiterplatten (MTP; max. 19 mm Plattenhöhe).||
G7167B|132||Schublade (2H)|Schublade doppelter Höhe (2H), mit 2 Positionen für flache Mikrotiterplatten, tiefe Wellplates (max. 45 mm Plattenhöhe), Behälter für 2-ml-Probenflaschen, 0,5-, 1,5- oder 2-ml-Eppendorf-Röhrchen mit Safe Lock.||
G7167B|133||2 Schublade (3H)|2 Schublade dreifacher Höhe (3H), mit jeweils 2 Positionen für flache Mikrotiterplatten, tiefe Wellplates (max. 50 mm Plattenhöhe), Träger für 2-ml-Probenflaschen, 0,5-, 1,5- oder 2-ml-Eppendorf-Röhrchen mit Safe Lock.||
G7201C|||ICP-MS MassHunter Software |MassHunter Software für qualitative und quantitative Analyse sowie Berichterstattung. Ohne Workstation||
G7201C|004||ICP-MS MassHunter Software Lizenz|ICP-MS MassHunter Software Lizenz für 7800 ICP-MS||
G7205C|||ICP-MS Chromatographie Software|Software Add-on für ICP-MassHunter Software zur Kopplung von LC & GC Systemen. Ermöglicht die Steuerung und Datenanalyse von Chromatographiesystemen bzw. -daten vollständig integriert in der ICP-MassHunter Software||
G7207C|||User Access Control für ICP-MS MassHunter Software|Das User Access Control Upgrade für ICP-MS MassHunter Software bietet konfigurierbare Funktionen für Zugriffskontrolle und Audit-Trail||
G7212C|||ICP-MS MassHunter Software-Upgrade |MassHunter Software für qualitative und quantitative Analyse sowie Berichterstattung. Inklusive PC, ohne Monitor||
G7212C|001||MassHunter Software Lizenz|MassHunter Software für qualitative und quantitative Analyse sowie Berichterstattung.||
G7212D|||ICP-MS MassHunter Software Bundle|ICP-MS MassHunter Software Bundle inklusive aktueller MassHunter Software, PC, Windows 10, Monitor, Drucker, Tastatur & Maus.||
G7212D|001||ICP-MS MassHunter Software Lizenz|ICP-MS MassHunter Software Lizenz für Agielnt 7700 ICP-MS||
G7212D|003||ICP-MS MassHunter Software Lizenz|ICP-MS MassHunter Software Lizenz für Agielnt 7900 ICP-MS||
G7212D|004||ICP-MS MassHunter Software Lizenz|ICP-MS MassHunter Software Lizenz für Agilent 7800 ICP-MS||
G7212D|04N||Ohne Einweisung|Entfernt die Einweisung aus dem Software-Bundle||
G7212D|790||Ohne Monitor|Entfernt den Monitor aus dem Software-Bundle||
G7212D|890||Ohne Drucker|Entfernt die Einweisung aus dem Software-Bundle||
G7213C|||ICP-MS MassHunter Software |MassHunter Software für qualitative und quantitative Analyse sowie Berichterstattung. Ohne Workstation||
G7213C|001||ICP-MS MassHunter Software Lizenz|ICP-MS MassHunter Software Lizenz für 7700 ICP-MS||
G7213C|007||UAC-Software|Benutzerzugriffskontrollsoftware (User Access Control)||
G7213D|||ICP-MS MassHunter Software Bundle|ICP-MS MassHunter Software Bundle inklusive MassHunter Software. Ohne PC.||
G7213D|001||ICP-MS MassHunter Software Lizenz|ICP-MS MassHunter Software Lizenz für Agilent 7700 ICP-MS||
G7213D|003||ICP-MS MassHunter Software Lizenz|ICP-MS MassHunter Software Lizenz für Agilent 7900 ICP-MS||
G7213D|004||ICP-MS MassHunter Software Lizenz|ICP-MS MassHunter Software Lizenz für Agilent 7800 ICP-MS||
G7213D|013||MassHunter Offline Lizenzen|3 Offline Lizenzen für ICP-MS MassHunter Software||
G7213D|44K||Installation|Installation der MassHunter Software||
G7213D|44L||Einweisung|Einweisung bei der Installation||
G7215C|||MassHunter Workstation-PC|ICP-MS PC Workstation, enthält: Intel® CoreTM i5 8500 (3GHz base frequency, 9MB cache, 6 cores), 8 GB RAM, 500GB 7200rpm SATA Hard Drive, 21.5” IPS Monitor, Windows 10 Pro (64bit), HP LaserJet Enterprise.||
G7215C|003||MassHunter Software Lizenz|MassHunter Software für qualitative und quantitative Analyse sowie Berichterstattung.||
G7215C|004||MassHunter Software Lizenz|MassHunter Software für qualitative und quantitative Analyse sowie Berichterstattung.||
G7215C|005||MassHunter Software Lizenz|MassHunter Software für qualitative und quantitative Analyse sowie Berichterstattung.||
G7215C|890||Ohne Drucker|Entfert Drucker aus PC-Paket||
G7323A|||Mittelsäulen-Backflush|Mittelsäulen-Backflush zu MS oder zweitem Detektor. Inklusive EPC und Intuvo Bus Chips.||
G7366A|||PAL3 LSI Autosampler|Enthält: 85 cm Schiene, 1x D7/57 LSI-Kopf, Terminal, 1x Probentellerhalter, 3x VT54 Rack, 1x Standard-Spülmodul und Kontrollsoftware G7388AA.||Montagekit muss bestellt werden.
G7366A|206||Montage-Kit|PAL3-Montage-Kit zur Befestigung auf einem Agilent 8890/8860 GC.||
G7367A|||PAL3 RSI Autosampler|Enthält: 85 cm Schiene, 1x D7/57 Flüssigkeitstool, Terminal, 1x Probentellerhalter, 3x VT54 Rack, 1x Standard-Spülmodul und Kontrollsoftware G7388AA.||Montagekit muss bestellt werden.
G7367A|201||7890 Deckmontage-Kit|Montage-Kit für PAL3 RSI 85 Autosampler auf 7890 GCs.||
G7368A|||PAL3 RSI 120 Paket|Enthält: 120 cm Schiene, 1x D7/57 Flüssigkeitstool, Terminal, Netzteil und Kabel, 1x Probentellerhalter, 3x VT54 Rack für jeweils 54x 2.0 ml Vials, 1x Standard-Spülmodul und Kontrollsoftware G7388AA.||
G7368A|201||7890 Deckmontage-Kit|Montage-Kit für PAL3 RSI 120 Autosampler auf 7890 GCs.||
G7368A|202||Pal3 Montage-Kit|Für 7890/6890 GC, Seitenmontage. Inkl. 7890 Detektor-Abdeckung für PAL-Probengeber.||
G7368A|311||Headspace-Option|Probenaufgabezubehör für Headspace. Enthält PAL Headspace Tool für 2,5 ml Spritzen, 2x 2,5 ml Spritzen, Agitator-Modul, Probenrack.||3x VT15 Rack (könnte auch 1x R60 sein. Siehe G7370A 311).
G7368A|400||Halterung für Probenracks|Zusätzlicher Probenrackhalter, für 3 Racks/Probenteller/R60.||
G7368A|402||Probenracks|3 Probenracks VT15 für 15x 10/20 ml-Vials.||
G7370A|||PAL3 RTC 120 Bundle|Enthält: 120 cm Schiene, 1x Parkstation, 1x D7/57 Flüssigkeitstool, Terminal, Netzteil und Kabel, 1x Probentellerhalter, 3x VT54 Rack für jeweils 54x 2.0 ml Vials, 1x Standard-Spülmodul und Kontrollsoftware G7388AA.||
G7370A|201||7890 Deckmontage-Kit|Montage-Kit für PAL3 RTC 120 Autosampler auf 7890 GCs.||
G7370A|206||Montage-Kit|PAL3-Montage-Kit zur Befestigung auf einem Agilent 8890/8860 GC.||
G7370A|207||Montage-Kit|PAL3-Montage-Kit zur Befestigung an der Seite von Agilent 8890/8860 GC.||
G7370A|311||Headspace-Kopf|Headspace-Probenaufgabezubehör für PAL3 mit Agitator-Modul, 2,5 ml Headspace-Probenspritzen, 1x R60 Probenrack für 60x 10/20 ml vials, 2 Ersatzspritzen und 100 Headspace Vials mit Kappen.||
G7376A|||PAL3-Treiber für Empower|Treiber für Agilent PAL3 (Firmware 2.3.x) unter Empower. Erfordert mindestens Empower FR2, ICF support 2.2.1.||
G7377A|||SPME Arrow Tool|SPME Arrow Tool für PAL3, mit Inlet-Adapter (S/SL, MMI), Heatex-Rührer, Arrow SPME Faser Starter-Kit und weitere Verbrauchsmaterialien.||
G7377A|101||SPME-Arrow-Kit für 7890B GC|PAL3 SPME-Arrow-Kit für 7890B GC mit Agilent S/SL- oder MMI-Einlass.||
G7377A|201||SPME-Faser-Konditionierungsmodul|PAL3 Konditionierungsmodul. Kompatibel mit PAL3 SPME und PAL3 SPME Arrow.||
G7377A|202||Agitator-Modul|PAL3 Agitatormodul (Heizen/Schütteln) zur Probenkonditionierung.||
G7379-60025|||Probenhalter VT15|3 Stück Probenhalter VT15 für je 15x 10/20 mL Vials.||
G7383A|||Peltier-Stack|Peltier-temperierter Probenträger (2 Platten).||
G7800A|||Multi-Detektor-Suite|1260 Infinity GPC Multi-Detektor-Suite, konfigurierbar für die GPC-spezifischen Detektoren RID, Viskosimeter und Zweiwinkel-LSD. Alle Detektoren sind nachrüstbar, Kapillarverbindungen totvolumenoptimiert für scharfe Peaks, hohe Auflösung und exzellentes S/N-Verhältnisses. Detektorkompartimente individuell thermostatierbar für eine optimale Basislinie.||
G7800A|031||Brechungsindex-Detektor|1260 GPC/SEC MDS RI Detektor zur Verwendung in der Multi-Detektor-Suite. Zur Bestimmung von Molekulargewichten und deren Verteilung relativ zu einem Standard.||
G7800A|032||Viskosimeter|1260 GPC/SEC MDS Viskosimeter zur Verwendung in der Multi-Detektor-Suite. Zur absoluten Bestimmung von Molekulargewichten dank universeller Gerätekalibrierung, Messung der intrinsischen Viskosität und Konformationsanalysen (erfordert zusätzlich einen Konzentrationsdetektor, z. B. RID oder UV).||
G7800A|033||Zweiwinkel-Lichstreudetektor|1260 GPC/SEC GPC MDS Zweiwinkel-Lichtreudetektor zur Verwendung in der Multi-Detektor-Suite. Ermöglicht die absoluten Bestimmung von Molekulargewichten ohne Säulenkalibrierung, Molkülgröße, Hydrationsradius Rg (direkt) und hydrodynamischer Radius Rh (indirekt mit Viskosimeter).||
G7800A|061||Zubehörkit|1260 GPC/SEC MDS 1200 Zubehörkit zum Anschliessen der 1260 GPC/SEC-Multi-Detektor-Suite an ein Frontend der Serie  1200. Ermöglicht Pumpen-Stopp-Befehle und Ereignissteuerung.||
G7818AA|||Cirrus GPC Software|Cirrus GPC-Datenanalyse-Software für OpenLab ChemStation Edition.||
G7850AA|||Agilent GPC/SEC-Software|Agilent GPC/SEC-Software für GPC-Berechnungen. Nur Datenanalyse. Kann mit Gerätesteuerung (G7854AA) und Multi-Detektor-GPC (G7852AA) aufgerüstet werden.||
G7852AA|||Multi-Detektor-Upgrade|Upgrade für Agilent GPC/SEC-Software (G7850AA)<Shift-Enter>Speziell für die Auswertung und Berechnungen auf Basis von Multi-Detektor-Daten.||
G7854AA|||Gerätesteuerung für Agilent GPC/SEC-Software|Agilent GPC/SEC Gerätetreiber zur Gerätesteuerung und Datenerfassung mit allen Agilent GPC/SEC-Systemen. Benötigt zur Datenauswertung G7850AA (konventionelle GPC) und G7852AA (Multi-Detektor GPC).||
G7860AA|||OpenLAB CDS GPC Add-in|Agilent GPC/SEC-Software für Agilent OpenLAB CDS (Add-in). Enthält die Software, eine Nutzerlizenz, Web-Unterstützung, Beispieldaten, Standardberichte, Schulungsvideos und Dokumentation.||
G7910A|||708-DS Dissolution Tester|708-DS Dissolution-Tester, 6 Positionen. Inkl. Drucker, Temperaturfühler (manuell), 1 l Flaschen, austauschbare Paddel- und Korbschäfte, Körbe, Gefäßabdeckungen und weiteres Zubehör.||
G7910A|103||Dosiermodul, automatische Proben- und Temperaturnahme|Automatische Probenzugabe, Probennahme und Temperaturüberwachung für 6 Positionen.||
G7910A|145||Geprüftes Zubehör|Ersetzt sämtliches Standardzubehör (Gefässe, Schäfte, usw.) durch einzeln zertifizierte Komponenten (sofern verfügbar).||
G7910A|44K||Installation|||
G7910A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G7911A|||708-DS Dissolution Apparatus|Mit 8 Positionen. Inklusive Drucker, tragbarer Temperatursonde, 1-l-Gefäße, austauschbare Paddel- und Körbchenwelle, Körbe, Gefäßabdeckungen und Zubehör.||
G7911A|103||Dosage Delivery Modul|DDMs, Probennahme-Einheit und AutoTemp. Inklusive 8-Positionen-DDM-Kit für die automatische Probenzugabe und Probennahme-Einheit mit Thermistoren für automatische Probennahme und Temperaturüberwachung.||
G7911A|115||Ohne Hand-Temperatursonde|Konfiguration ohne tragbare Temperatursonde.||
G7911A|145||Zertifiziertes Zubehör|Ersetzt sämtliches Standardzubehör (Gefäße, Schäfte, usw.) durch einzeln zertifizierte Komponenten (sofern verfügbar).||
G7911A|44K||Installation|||
G7911A|44L||Einweisung|||
G7911A|890||Ohne Drucker|Konfiguration ohne Drucker.||
G7913A|||Dissolution System 708-DS mit Autosampler 850-DS|Dissolutiontester 708-DS mit 8 Positionen inklusive Dosiermodul und Autosampler 850-DS zur automatischen Probennahme.||
G7913A|105||AutoTemp|708-DS mit elektronischer Temperaturüberwachung AutoTemp.||
G7913A|145||Geprüftes Zubehör|Geprüftes Zubehör mit Zertifikat/Konformitätsnachweis.||
G7913A|212||HPLC-Probenkit|Zur Probennahme in 2,0 ml Vials zur weiteren HPLC-Analytik. <Shift-Enter>Kit mit Probenträger mit 100 Positionen, Abstandshalter und Nadelblockjustierkit.||
G7913A|44K||Installation|Installation eines 708-DS Disslolutiontesters.||
G7913A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G7913A|880||Drucker|708-DS mit Drucker zur Dokumentierung der Ergebnisse.||
G7913A|881||Drucker|Konfiguration mit Drucker.||
G7930A|||850-DS Probennahmesystem|850-DS Probennahmesystem für Freisetzungsapparaturen.||
G7930A|210||Probenteller für 2 ml Vials|2-ml-Probenteller für 96x 2 ml Vials.||
G7930A|44K||Installation|Installation eines 850-DS Probennehmers.||
G7930A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G7930A|880||Mit Drucker|Konfiguration mit Drucker.||
G7931A|||850-DS Filtrationsmodul|Automatische Probenfilterung bei Probennahme zum Stoppen des Dissolutionvorgangs. Verschiende Filtertypen erhältlich.||
G7931A|44K||Installation|Installation eines 850-DS Filtrationsmoduls.||
G7962A|||Disintegration Tester 100|Inklusive 3 Körbe mit integrierter Heizung und Umwälzpumpe, plus drei Körbe für 6-Röhrchen (USP), geriffelte Scheiben, Becher und Abstandshalter-Messgerät.||
G7962A|110||Zertifizierte Körbe|Zertifizierte Körbe für 6 Röhrchen, 10-mesh, 1905 µm (USP), Geprüfter USP Standard-Zerfallskorb mit Konformitätszertifikat.||
G7962A|880||Drucker|Drucker für Disintegration Apparatus 100.||
G7972A|||Freisetzungsapparatus 7|USP-Apparatus 7 (eintauchende Halter).||
G7972A|110||Konfiguration mit 12x12 Gefäßen|12 Reihen x 12 Probengefäßen, 50 ml Apparatus 7.||
G7972A|122||Probenträger|Scheibe, 1,6 cm².||
G7972A|123||Probenträger|Scheibe, 2.5 cm².||
G7972A|44K||Installation|Installation eines USP Apparatus 7.||
G7972A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G7978A|||Dissolution Apparatus 7 & 850-DS Probennahmestation|Freisetzungsapparatur 7 mit eintauchenden Haltern und 850-DS Probenerfassungssystem und geeignetes Zubehör. Spezifische Probenhalterungen separat erhältlich.||
G7978A|210||Probenteller|96 Positionen für 2-ml-Vials||
G7978A|44K||Installation|||
G7978A|880||Drucker|850-DS mit Drucker zur Dokumentierung der Ergebnisse.||
G7986B|||Heizung/Umwälzpumpe|Heizung/Wasserbad-Umwälzpumpe für Agilent Freisetzungsapparaturen.||
G7986B|100||Kommunikationskabel|Für 7000/7010/BioDis/App7.||
G8010-60231|||Easy-Fit inertes Fackel-Kit|Teilweise zerlegbares Easy-Fit interes Fackel-Kit mit einer kompletten Fackel mit Keramikinjektor (Innendurchmesser: 1,8 mm) und einem zusätzlichem Außenrohr.||
G8010-60236|||Easy-Fit Torch|Teilzerlegbare Easy-Fit-Fackel. 1.8 mm Innendurchmesser, verlängertes Außenrohr (mit Slot).||
G8010-60237|||Easy-Fit Torch für RV|Teilzerlegbare Easy-Fit-Fackel für RV. 1.4 mm Innendurchmesser, verkürzes Außenrohr (ohne Slot).||
G8010-60255|||Seaspray-Zerstäuber|Konzentrischer Glaszerstäuber aus der Seaspray U-Serie mit EzyLok.||
G8010-60256|||Zerstäuberkammer |Double-pass Zyklon-Zerstäuberkammer aus Glas.||
G8010-60263|||Quarz-Außenrohr|Quarz-Aussenrohr für zerlegbare DV Easy Fit Fackel.||
G8010-60271|||Zerstäuberkammer|Single-pass Zyklon-Zerstäuberkammer aus Glas.||
G8010-60293|||OneNeb 2 Zerstäuber|OneNeb 2 konzentrischer Zerstäuber: geeignet für die meisten Probenarten wie bspw. organische Proben oder Proben mit hoher Salzfracht (bis 25% TDS), HF beständig.||
G8010-60342|||Probenschleife|Probenschleife für das AVS Schaltventil mit einem Volumen von 2,5 ml.||
G8010-67001|||Verbrauchsmaterialien-Kit|Verbrauchsmaterialien-Kit für DV ICP-OES. Enthält halb-demontierbare Fackel, 2 Quartzglas Außenrohr-Sets, Proben- & Abfall-Pumpenschläuche, Pumpenschläuche und Connectoren für internen Standard, SeaSpray Zerstäuber (U series), UniFit Connectoren (0.75 mm id) für den Zerstäuber, EzyLok Gas-Connerctoren, Double-pass Zyklon-Zerstäuberkammer aus Glas, UniFit Connectoren für die Zerstäuberkammer, Klammer zur Besfestigung der Zerstäuberkammer an der Fackel, Pre-optische Ersatzfenster (für radiales und axiales Fenster), Zerstäuber-Kapillarschlauch, PFA Schäuche zur Zerstäuber-Gas-Verbindung, Ablassschlauche.||
G8010-68005|||Zuführungskit für flüchtige Proben |Enthält eine vollständig zerlegbare Fackel mit 0,8 mm Innendurchmesser Quarz-Injektor, einen konischen Zerstäuber, Solvaflex Drainageschlauch, Viton Proben- und Abfallschlauch (weiß/weiß bzw. blau/blau).||
G8014-60022|||Quarz-Außenrohrset|Quarz-Aussenrohrset für die Verwendung von organischen Lösungsmitteln im DV Modus||
G8014-68002|||Inerte Zerstäuberkammer|Inerte Zerstäuberkammer mit Double-Pass-Design Empfohlen für HF-Aufschlüsse, hohe Salzfracht & Abriebmetallprobe||
G8018AA|||Agilent 5800 VDV ICP-OES|Agilent 5800 ICP-OES-Paket enthält: Optisches Emissionsspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma und vertikalem Dual View, ICP Expert Software (vorinstalliert), PC inkl. Windows 10, 21“ Monitor und Drucker, Installation und Einweisung.||
G8018AA|005||Multimode-Probenaufgabesystem|MSIS (Multimode Sample Introduction System) für die Analyse hydridbildender Elemente und Quecksilber im niedrigen Bereich||
G8018AA|006||Inertes Probenzuführungskit |Inertes Probenzuführungskit bestehend aus: zerlegbarer Fackel mit Keramikinjektor (ID 1,8 mm), inerter Zerstäuberkammer (double-pass-Kammer), OneNeb-Zerstäuber, Solvaflex-Pumpenschläuche.||
G8018AA|007||Zuführungskit für halbflüchtige Proben |Zuführungskit für halbflüchtige Proben enthält: eine vollständig zerlegbare Fackel mit 1,4 mm Innendurchmesser, Quarz-Injektor, Double-pass Twister-Zerstäuberkammer  aus Glas, einen konischen Zerstäuber, PVC Solvaflex Drainageschlauch.||
G8018AA|008||Zuführungskit für flüchtige Proben |Zufuehrungskit für flüchtige Proben enthält: eine vollständig zerlegbare Fackel mit 0,8 mm Innendurchmesser, Quarz-Injektor, einen konischen Zerstäuber, Solvaflex Drainageschlauch, FKM Proben- und Abfallschlauch.||
G8018AA|009||Erweiterung des Gaskontrollmoduls|Gaskontrollmodul mit zwei Anschlüssen: Argon – zur Plasmaerzeugung, Sauerstoff / Argon  (80 : 20) – zur Reduzierung von Kohlenstoffablagerungen bei Messung organischer Proben.||
G8018AA|010||Erweiterung des Gaskontrollmoduls|Gaskontrollmodul mit drei Anschlüssen: Argon – zur Plasmaerzeugung, Sauerstoff / Argon  (80 : 20) – zur Reduzierung von Kohlenstoffablagerungen bei Messung organischer Proben, Stickstoff – zur Verwendung von Stickstoff als Spülgasfür die Optik. Enthält Lizent für ICP Expert Pro Software-Paket.||
G8018AA|100||ICP Expert Pro Software-Paket|ICP Expert Pro Software enthält unter anderem: advanced QC, IntelliQuant Screening, Live export in MS Excel, Fremd-Autosampler Support (e.g Cetac, ESI).||
G8018AA|695||Ohne PC-Paket|Entfernt PC, Monitor und Drucker.||
G8018AA|790||Ohne Monitor|Entfert den Monitor aus dem PC-Paket.||
G8018AA|890||Ohne Drucker|Entfernt Drucker aus dem PC-Paket||
G8019AA|||Agilent 5800 RV ICP-OES|Agilent 5800 ICP-OES-Paket enthält: Optisches Emissionsspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma und vertikaler radialer Betrachtung (Radial Vview), ICP Expert Software (vor installiert), PC inkl. Windows 10, 21“ Monitor und Drucker, Installation und Einweisung.||
G8019AA|100||ICP Expert Pro Software-Paket|ICP Expert Pro Software enthält unter anderem advanced QC, IntelliQuant Screening, Live export in MS Excel, Fremd-Autosampler Support (e.g Cetac, ESI).||
G8019AA|890||Ohne Drucker|Entfernt Drucker aus dem PC-Paket.||
G8020-42000|||Adapter für Reinluftzufuhr|Leitungsadapter für Kühllufteinlass in das 5800/5900 ICP- OES. Dient zur Versorgung mit sauberer, trockener Luft zur Gerätekühlung.||
G8020-60807|||Quarz-Injektor|Quarz-Injektor mit 1,8mm Innendurchmesse||
G8020-60809|||Aluminiumoxid-Injektor|Inerter Aluminiumoxid-Injektor mit 1,8 mm Innendurchmesser||
G8020-68002|||Easy-Fit-Fackel-Kit|Vollständig zerlegbares Easy-Fit-Fackel-Kit enthält: Eine komplette Standardfackel (Injektor mit 1,4 mm Innendurchmesser) zur Verwendung für halbflüchtige organische Verbindungen, ein zusätzliches Außenrohr.||
G8020-68003|||Easy-Fit inertes Fackel-Kit|Vollständig zerlegbares Easy-Fit interes Fackel-Kit enthält: Eine komplette Fackel mit Keramikinjektor (Innendurchmesser: 1,8 mm), ein zusätzliches Außenrohr.||
G8020-68005|||Easy-Fit-Standardfackel-Kit|Vollständig zerlegbares Easy-Fit- Standardfackel-Kit enthält: Eine komplette Standardfackel, ein zusätzliches Außenrohr.||
G8020AA|||Agilent 5900 SVDV ICP-OES|Agilent 5900 ICP-OES-Paket enthält: Optisches Emissionsspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma und simultanen vertikalem Dual View, AVS 7 Schaltventil, ICP Expert Software inklusive Pro Feature Paket (vor installiert), PC inkl. Windows 10, 21“ Monitor und Drucker, Installation und Einweisung.||
G8020AA|005||Multimode-Probenaufgabesystem|MSIS (Multimode Sample Introduction System) für die Analyse hydridbildender Elemente und Quecksilber im niedrigen Bereich.||
G8020AA|006||Inertes Probenzuführungssystem |Kit für inertes Probenzuführungssystem bestehend aus zerlegbarer Fackel mit Keramikinjektor (Innendurchmesser: 1,8 mm), inerter Zerstäuberkammer (double-pass-Kammer), OneNeb-Zerstäuber, Solvaflex-Pumpenschläuche.||
G8020AA|013||Ohne AVS 7 Schaltventiel|Entfernt AVS 7 Schaltventil||
G8020AA|695||Ohne PC-Paket|Entfernt PC, Monitor und Drucker||
G8020AA|890||Ohne Drucker|Entfernt Drucker aus PC-Paket||
G8043A|||Cary 630 FTIR-Zubehör|Cary 630 FTIR-Zubehör||
G8043A|305||Diffuse Reflexion-Modul|FTIR Diffuse Reflexion-Modul. Diffuse Reflexion zum Messen von rauen nicht reflekiven Oberflächen.||
G8043AA|||Cary 630 FTIR Spektrometer|Inklusive Zubehör und MicroLab Software. Wahlweise mit KBr- oder ZnSe-Fenster.||
G8043AA|100||Modul mit KBr-Fenster|Für einen Spektralbereich von 5100 bis 600 cm-1.||
G8043AA|200||Modul mit ZnSe-Fenster|Für einen Spektralbereich von 5100 bis 600 cm-1.||
G8043AA|300||Transmission Messmodul|Das Transmission Messmodul bietet das gesamte Spektrum an Messmodi der klassischen IR-Spektroskopie: Flüssigkeiten - gemessen mit einer herkömmlichen versiegelten oder zerlegbaren Zelle. Feststoffe – in Form von KBr-Presslingen, Nujol, Verdampfung auf Salzplatten oder von Produktionsauszüge (z.B. Polymerfilme). Gase - gemessen mit der Cary 630 FTIR-Gaszelle.||
G8043AA|302||DialPath Messmodul|Das DialPath Messmodul für die schnelle, einfache Messung von Flüssigkeiten mit hohen Nachweisgrenzen. Das DialPath hat drei wählbare Schicktdicken im Bereich von 30-1000 µm||
G8043AA|305||Diffuse Reflexion-Modul|FTIR Diffuse Reflexion-Modul. Diffuse Reflexion zum Messen von rauen nicht reflekiven Oberflächen.||
G8043AA|310||5 bounce ZnSe-ATR Messmodul|Das 5 bounce ZnSe-ATR Messmodul nutzt einen größeren ZnSe-Kristall, um mehr Kontakt mit der Probe zu erzeugen. Dadurch entsteht eine längere effektive Schichtdicke und resultiert in besseren Nachweisgrenzen. Es eignet sich besonders für die Analyse von bspw. weichen Feststoffen, Flüssigkeiten, Gels und Pasten. pH-Bereich 5-9||
G8043AA|320||Diamant ATR Messmodul|Diamant-ATR Messmodul für die Analyse von bspw. Feststoffe, Flüssigkeiten, Gels und Pasten.||
G8043AA|321||ZnSe-ATR Messmodul|ZnSe-ATR Messmodul für die Analyse von bspw. weichen Feststoffen, Flüssigkeiten, Gels und Pasten. pH-Bereich 5-9. ||
G8043AA|322||Germanium-ATR Messmodul|Germanium-ATR Messmodul für die Analyse von stark absorbierenden Materialien.||
G8043AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|MicroLab-Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G8043AA|44K||Installation|Installation eines Cary 630 FTIR Spektrometers.||
G8043AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G8044AA|||Cary 630 FTIR Spektrometer|Inklusive Laptop, Zubehör und Software. Wahlweise mit KBr- oder ZnSe-Fenster.||
G8044AA|100||Modul mit KBr-Fenster|Für einen Spektralbereich von 7000–350 cm-1.||
G8044AA|200||Modul mit ZnSe-Fenster|Für einen Spektralbereich von 5100 bis 600 cm-1.||
G8044AA|300||Transmission Messmodul|Das Transmission Messmodul bietet das gesamte Spektrum an Messmodi der klassischen IR-Spektroskopie: Flüssigkeiten - gemessen mit einer herkömmlichen versiegelten oder zerlegbaren Zelle. Feststoffe – in Form von KBr-Presslingen, Nujol, Verdampfung auf Salzplatten oder von Produktionsauszüge (z.B. Polymerfilme). Gase - gemessen mit der Cary 630 FTIR-Gaszelle.||
G8044AA|305||Diffuse Reflexion-Modul|FTIR Diffuse Reflexion-Modul. Diffuse Reflexion zum Messen von rauen nicht reflekiven Oberflächen.||
G8044AA|320||Diamant ATR Messmodul|Diamant-ATR Messmodul für die Analyse von bspw. Feststoffe, Flüssigkeiten, Gels und Pasten.||
G8044AA|321||ZnSe-ATR Messmodul|ZnSe-ATR Messmodul für die Analyse von bspw. weichen Feststoffen, Flüssigkeiten, Gels und Pasten. pH-Bereich 5-9. ||
G8044AA|322||Germanium-ATR Messmodul|Germanium-ATR Messmodul für die Analyse von stark absorbierenden Materialien.||
G8044AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|MicroLab-Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G8044AA|44K||Installation|Installation eines Cary 630 FTIR Spektrometers.||
G8044AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G8044AA|671||Desktop-PC|Ersetzt den Laptop durch einen Desktop PC||
G8044AAR|||Cary 630 FTIR Spektrometer als zertifiziertes Gebrauchtgerät|Inklusive Laptop, Zubehör und Software. Wahlweise mit KBr- oder ZnSe-Fenster.||
G8044AAR|200||Modul mit ZnSe-Fenster als zertifiziertes Gebrauchtgerät|Für einen Spektralbereich von 5100 bis 600 cm-1.||
G8044AAR|305||Diffuse Reflexion-Modul|FTIR Diffuse Reflexion-Modul. Diffuse Reflexion zum Messen von rauen nicht reflekiven Oberflächen.||
G8044AAR|320||Diamant ATR Messmodul als zertifiziertes Gebrauchtgerät|Diamant-ATR Messmodul für die Analyse von bspw. Feststoffe, Flüssigkeiten, Gels und Pasten.||
G8044AAR|685||Ohne Laptop|Entfernt den Laptop aus dem Geräte-Paket||
G8045AA|||ST Japan Spektrenbibliothek|ST Japan Spektrenbibliothek für das Cary 630||
G8045AA|106||Spektrenbibliothek für Polymere|ATR Polymere und Polymeradditive||
G8126A|||Markes UNITY-xr Thermodesorptionssampler|UNITY-xr für manuelle Röhrchenanalysen mit elektronischer Fluss/ Druckkontrolle der Split- und Desorptionsflüsse. Mit Backing-Pneumatik, Kabel und Software. Recollection ready.||
G8128A|||Markes TD100-xr|Thermodesorber und Autosampler TD100-xr mit elektronischer Flusskontrolle für Split- und Desorptionsfüsse. Für 100 DiffLok-Probenröhrchen, inkl Re-Collection der Splitflüsse für weitere Analysen, elektronische Steuerung, optionaler Probenerkennung über RFID-TubeTags und Steuersoftware.||
G8133A|||TC-20 Probenröhrchenkonditinierer|TC-20 Multi-Röhrchenaufbereitungs- und Trockenspüleinheit. Eigenständiges Gerät für die simultane Konditionierung oder Trockenspülung von bis zu 20 Thermodesorptionsröhrchen.||
G8137A|||ISDP-Zubehör|Internal Standard/Dry Purge-zubehör für TD100-xr und ULTRA- xr: Automatische Zudosierung von internen Standards zu Proben in Probenröhrchen oder in der Kühlfalle; Austreiben von Wasser für eine reproduzierbare Analytik.||
G8181AA|||Agilent 4300 Handheld FTIR Spektrometer|Agilent 4300 Handheld FTIR Spektrometer Paket enthält FTIR Spektrometer, 2 x Akku, Lade- und USB-Kabel.||
G8181AA|201||Diamant-ATR-Probenaufsatz|Diamant-ATR-Probenaufsatz Widerstandsfähige Messsonde zum Messen fester oder flüssiger Proben.||
G8181AA|202||Germanium-ATR-Probenaufsatz|Germanium-ATR-Probenaufsatz Minimale Weglänge zum Messen von Proben mit hoher Absorption.||
G8181AA|203||Externe Reflexion-45° Probenaufsatz|FTIR Externe Reflexion (45°) Probenaufsatz. Gerichtete Reflexion (45° Einfallswinkel) zum Messen von glatte Oberflächen.||
G8181AA|204||Diffuse Reflexion-Probenaufsatz|FTIR Diffuse Reflexion-Probenaufsatz. Diffuse Reflexion zum Messen von rauen nicht reflekiven Oberflächen.||
G8181AA|205||Grazing Angle Probenaufsatz|FTIR Grazing Angle - Probenaufsatz. Gerichtete Reflexion (82° Einfallswinkel) zum Messen von dünnen Filmen und Kontaminanten auf reflektiven Oberflächen.||
G8181AA|301||Ständerbasis für Handheld FTIR Spektrometer|Basis-Einheit des Ständers||
G8181AA|306||Ständertopteil für Handheld FTIR Spektrometer|Top-Einheit des Ständers||
G8181AA|695||Ohne PC|Entfernt das Notebook||
G8400-67150|||Sprühkammer|Sprühkammer aus Quarzglas für die Verwendung von UHMI geeignet||
G8400-67200|||Ni-Skimmer-Konus|Skimmer-Konus aus Nickel. Geeignet für X-Linse||
G8400-67202|||Pt-Skimmer-Konus|Skimmer-Konus aus Platin mit Ni-Base. Geeignet für X-Linse||
G8403AA|||Agilent 7900 ICP-MS Bundle|Agilent 7900 ICP-MS Geräte-Bundle enthält: Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma He-Zellgasleitung ICP-MS MassHunter Software inkl. Lizenz Workstation PC inkl. Monitor und Printer   Installation und Einweisung||
G8403AA|500||Ohne UHMI|Löscht die Erweiterung UHMI aus dem Geräte-Bundle||
G8403AR||RB|Generalüberholtes Agilent 7900 ICP-MS|Generalüberholtes Agilent 7900 ICP-MS-Paket enthält: Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma He-Zellgasleitung Installation und Einweisung||
G8403AR|102||Adcvanced Acquisition Funktionspaket|Adcvanced Acquisition Funktionspaket enthält: TRA Datenerfassung Timechart Datenanalyse Half Mass, Narrow Peak Analyse Isotopen Verhältnis (Isotopen Verdünningsanalyse) Organische Lösungmittel-Modus für Plasmazündung Unterstützung weiterer Gaskanäle Unterstützungvon Laser Ablation als Probenzufuhr||
G8410-68260|||Spülkit für SPS4 Autosampler|Spülkit mit hohem Aufnahmevolumen für den SPS 4 Autosampler. Empfohlen bei der Verwendung eines Schaltventils. Ermöglicht Erhöhung der Aufnahmerate auf 25 ml/min.||
G8410-80103|||1.0 mm SPS4 Sonde|Inerte SPS4 Sonde mit einem Innendurchmesser von 1,0 mm||
G8411A|||ISIS 3 Schaltventil|ISIS 3 (Integrated Sample Introduction System) mit integriertem 7-Port-Schaltventil enthält Schlauch-Kit, Inerte SPS4 Sonde mit einem Innendurchmesser von 1,0 mm.||
G8415A|||SPS 4 Autosampler|Agilent SPS 4 Autosampler Paket enthält: 3 x Probenracks mit je 60 Positionen (für 16 mm Probenröhrchen) 1 Probenrack mit je 21 Positionen (für 30 mm Probenröhrchen) 1 Probenrack mit 5 Positionen (für 250 ml Flaschen) Schläuche Probenröhrchen (25 x 50 ml & 250 x 16.5 ml) 5 x 250 ml Flaschen.||
G8415A|002||Abdeckungskit|Integriertes Abdeckungskit für den SPS 4 Autosampler, bestehend aus Front-, Rück- und zwei Seitenteilen. Inklusive Extraktionsleitungsschlauch (5m) zum Anschluss des Seitenteils.||
G8421A|||Agilent 7800 ICP-MS|Agilent 7800 ICP-MS-Paket enthält Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma He-Zellgasleitung Installation und Einweisung||
G8421A|110||H2 Gasleitung|Zusätzliche Gasleitung für die Verwendung von H2 als Zellgas||
G8422AA|||Agilent 7850 ICP-MS|Agilent 7800 ICP-MS-Paket enthält: Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma Aktuelle MassHunter Software, Hewlett Packard PC inkl. Windows 10, Monitor, Drucker, Tastatur & Maus He- Zellgasleitung UHMI Installation und Einweisung||
G8422AA|110||H2 Gasleitung|Zusätzliche Gasleitung für die Verwendung von H2 als Zellgas||
G8422AA|500||Ohne UHMI|Entfernt UHMI aus dem Geräte-Bundle. HMI ist standardmäßig enthalten||
G8422AA|890||Ohne Drucker|Entfernt Drucker aus dem PC Paket||
G8432AA|||240FS AA Spektrometer|240FS AA Spektrometer-Paket enthält: PC inkl. Windows 10, 21“ Monitor und Drucker SpectrAA Base software Standard Mark 7 Zerstäuberkammer Luft/Acetylene Brenner Integriertes Netzteil für die Verwendung von SIPS||
G8432AA|003||Lachgas (Distickstoffmonoxid)/Acetylene Brenner|Fügt zusätzlich einen Lachgas (Distickstoffmonoxid)/Acetylene Brenner hinzu ||
G8432AA|695||Ohne PC-Paket|Entfernt PC, Monitor und Drucker||
G8436AA|||240Z AA Spektrometer|240Z AA Spektrometer-Paket enthält: PC inkl. Windows 10, 21“ Monitor und Drucker SpectrAA Base software GTA 120 Kamera PSD 120 Autosampler UltrAA Lampenkontrollmodul||
G8436AA|202||Fume Extraction system|Fume Extraction system||
G8436AA|204||Großes Autosamplerkarussel|Großes Probenkarussel für den PSD 120 Autosampler. Geeignet für 130 Proben||
G8436AA|695||Ohne PC-Paket|Entfernt PC, Monitor und Drucker||
G8436AA|790||Ohne Monitor|Entfernt den Monitor||
G8436AA|890||Ohne Drucker|Entfernt den Drucker||
G8439A|||SIPS 20 Pumpen System|Das SIPS 20 (Sample Introduction Pump System) ist ein Doppelpumpen-Probeneinführungs- und Verdünnungssystem, das die Aufgabe der Mehrfachstandardvorbereitung übernimmt und weiterhin die Verdünnung von Proben ermöglicht.||
G8444A|||VGA-77 Kaltdampfsystem|Das VGA-77 ist ein Hydrid- und Kaltdampfsystem mit kontinuierlichem Durchfluss. Es dient zur Bestimmg von Hg u. hydridbildenden Elementen im µg/l-Bereich.||
G8451A|||Agilent Abluft System|Agilent Abluft System besteht aus: Abluftventilator Flexibles Abluftrohr Abzug||
G8451A|100||Ohne Abzug|Entfernt den Abzug aus dem Agielnt Abluft System||
G8456A|||AVS 7 Schaltventil|AVS 7 (Advanced Valve System 7) mit integriertem 7-Port-Schaltventil||
G8486A|||IsoMist-Zerstäuberkammer|IsoMist-Zerstäuberkammer ist programmierbar und temperaturgesteuert. Geeignet für Proben mit komplexer Matrix, um bspw. höhere Stabilität bei flüchtigen Lösemitteln zu erzielen. Mit Temperatur-Controller, Temepraturbereich von -10°C bis +60°C.||
G8486A|100||IsoMsit für ICP-OES|IsoMist-Zerstäuberkammer für ICP-OES||
G8488A|||Argon-Befeuchter|Argon-Befeuchter für Proben mit einem hohen TDS (Total Dissolved Solids) Gehalt||
G8488A|100||Anschlusskit für dem Argon-Befeuchter|Anschlusskit für dem Argon-Befeuchter am ICP-OES||
G8489A|||Umwälzkühler|Agilent Wasserumwälzkühler mit Temperaturregelung. Kühlleistung bei 20°C: 2900 Watt (bei 60Hz) und 2650 Watt (bei 50 Hz), Teperaturbereich: -10°C bis 40°C, Maße: 57.5 x 36.8 x 70.2 cm (H x B x T), Gewicht: 82 kg.||
G8490A|||SPS 4 Autosampler|Agilent SPS 4 Autosampler Paket enthält: 4 x Probenracks mit je 60 Positionen (für 16 mm Probenröhrchen) 1 Probenrack mit 34 Positionen (12 Positionen für 30 mm und 22 Positionen für 18 mm Probenröhrchen) Schläuche Probenröhrchen (25 x 50 ml & 250 x 16.5 ml)||
G8490A|002||Abdeckungskit|Integriertes Abdeckungskit für den SPS 4 Autosampler, bestehend aus Front-, Rück- und zwei Seitenteilen. Inklusive Extraktionsleitungsschlauch (5m) zum Anschluss des Seitenteils.||
G8490A|005||SPS 4 Spülkit|Spülkit für Probenaufgabesysteme (wie bspw. AVS 7), die sehr hohe Probenaufnahmeströme erfordern. Ermöglicht hohes Aufnahmevolumen. ||
G8490AR||RB|Generalüberholter SPS 4 Autosampler|Generalüberholter Agilent SPS 4 Autosampler Paket enthält: 4 x Probenracks mit je 60 Positionen (für 16 mm Probenröhrchen) 1 Probenrack mit 34 Positionen (12 Positionen für 30 mm und 22 Positionen für 18 mm Probenröhrchen) Schläuche Probenröhrchen (25 x 50 ml & 250 x 16.5 ml)||
G8490AR|002|RB|Abdeckungskit|Integriertes Abdeckungskit für den SPS 4 Autosampler, bestehend aus Front-, Rück- und zwei Seitenteilen. Inklusive Extraktionsleitungsschlauch (5m) zum Anschluss des Seitenteils.||
G8499AA|||SDA-Software|Spectroskopie Datenbank Administrator Software||
G9201AA|||Barcode-Drucker|Barcode-Thermodrucker und Software ZebraDesigner Pro 2||
G9201AA|001||Etiketten für 2 ml Vials|2-ml-Vial-Etiketten zur Verwendung mit dem Agilent Barcode-Drucker G9201AA; unempfindlich gegen organische Lösungsmittel (u.a. DMSO, Dichlormethan, Ethylacetat, Methanol, Ethanol).||
G9256AA|||Upgrade PAL Sampler Control SW|Upgrade für PAL Sampler Control Software (G3382AA, G3384AA oder G9257AA). Ein Gerät pro Lizenz.||
G9257AA|||PAL Control Software|PAL Sampler Control Software für GC MassHunter. Ein Gerät pro Lizenz.||
G9322A|||Cluster-Ventil|1260 Infinity II Ventilantrieb mit Cluster-Ventil - für die Kombination von bis zu drei Agilent präparativen Fraktionssammlern.||
G9322A|311||Kapillar-Kit-Erweiterung|Erweiterung des InfinityLab Kapillarkits für 1260 Infinity II Cluster-Ventil für Flussraten von 4-8 ml/min||
G9562AA|||ICP Expert-Software Upgrade|ICP Expert-Software Upgrade auf die neuste Version, ohne PC||
G9568AA|||ICP Expert Automation software|ICP Expert Automation software inkl. Lizenzschlüssel für die ICP Expert Pro Software||
G9800AA|||Cary Eclipse Fluoreszenz-Spektrometer|Cary Eclipse Gerätepaket enthält Fluoreszenz Spektrometer, Desktop PC, WinFLR Software, Standard-Küvettenhalter.||
G9800AA|325||5 kostenlose Softwarekopien|Cary WinFLR-Option: 5 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G9800AA|44K||Installation|Installation des Spektrometers||
G9800AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation.||
G9800AA|695||Ohne PC-Paket|Entfert PC und Monitor||
G9801AA|||Cary Eclipse Microplate Bundle|Cary Eclipse BioMelt Bundle enthält Cary Eclipse Fluoreszenz Spektrometer, Desktop PC, WinFLR Software, Microplate Reader Zubehör, Standard-Küvettenhalter.||
G9801AA|695||Ohne PC-Paket|Entfernt PC und Monitor ||
G9802AA|||Cary Eclipse BioMelt Bundle|Cary Eclipse BioMelt Bundle enthält Cary Eclipse Fluoreszenz Spektrometer, Desktop PC, WinFLR Software, Peltier-thermostatisierter 4-fach Multiküvettenhalter, Temperature Controller, Temperatursonden, Standard-Küvettenhalter.||
G9802AA|695||Ohne PC-Paket|Entfernt PC und Monitor ||
G9807A|||Lichtleiter mit Dip-Sonde|Lichtleiter mit Dip-Sonde für Messungen von fluoreszierenden flüssig Proben. Paket enthält Lichtleiterkoppler, 2 Spitzen für Dip-Sonde (10 mm, 20 mm Schichtdicke), Lichtleiter Sondenkopf.||
G9808A|||Thermostatisierter Multikuevettenhalter|Temperierbarer Multikuevettenhalter für 4 Positionen||
G9808A|002||Peltier-Thermostatisierung|Peltier-Temperatursteuerung für einen Temperaturbereich von 0-100 °C. Paket enthält Temperaturregler, Schläuche, Blenden, Temperatursonde.||
G9808A|003||Ohne Temperaturregler|Entfernt den Temperaturregler.||
G9809A|||Thermostatisierter Einzelküvettenhalter|Temperierbarer Einzelküvettenhalter.||
G9809A|002||Peltier-Thermostatisierung|Peltier-Temperatursteuerung für einen Temperaturbereich von 0-100 °C||
G9809A|007||Wasserpumpe|Wasserumlaufpumpe||
G9810A|||Microplate Reader Zubehör|Das Microplate Reader Zubehör ermöglicht die Umwandlung des Cary Eclipse in einen high throughput Microplate Reader||
G9810A|44K||Installation|Installation des Microplate Reader||
G9810A|44L||Einweisung|Einweisung bei Installation||
G9825AA|||Cary 5000 Spektrometer|Cary 5000 Gerätepaket enthält UV-Vis Spektrometer, WinUV Software, Desktop PC und Küvettenhalter und Festprobenhalter.||
G9825AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|Cary WinUV-Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G9825AA|695||Ohne PC Paket|Enntfernt den Desktop PC und den Monitor ||
G9831A|||Ulbrichtkugel|DRA (Diffuse Reflectance Accy)-Paket enthält Zubehör zur Messung diffuser Reflexion (intern) (Größe: 110mm), erweiteretes Probenfach, Probenhalter fü Reflexions- und Transmissionsmessungen, eine 1,75 Zoll PTFE-Referenzplatte, eine hervorstehende PTFE-Referenzplatte.||
G9831A|002||UV-Vis-NIR Puder-Zellhalter für interne DRA|Fügt Puder-Zellhalter hinzu. Wellenlängenbereich: 250–2500 nm, Minimal-Volume: 0.2 mL für interes DRA, 2 mL für externes DRA, Maximal-Volume: 2 mL für interes DRA, 20 mL für externes DRA.||
G9831A|003||UV-Vis-NIR Küvettenhalter für interne DRA|Fügt 10 mm Küvettenhalter hinzu.||
G9831A|004||Polarisator für interne DRA|Fügt Polarisator hinzu||
G9831A|005||Depolarisator für interne DRA|Fügt Depolarisator hinzu||
G9831A|006||Doppel-Blenden-Kit für interne DRA|Fügt Doppel-Blenden-Kit hinzu||
G9831A|007||Reflextionsstandard|Fügt einen kalbrierten Reflextionsstandart hinzu. Kalibrationszertifikat Rlextionsgrad vs. Wellenlänen wird mitgeliefert.||
G9831A|008||Farbstandard|Fügt 4er-Set Farbstandards hinzu. Enthält rot, grün, blau und gelb. Kalibrationszertifikat Rlextionsgrad vs. Wellenlänen wird für jeden Standard mitgeliefert.||
G9831A|100||PMT / PbS Detektor für interne DRA|Interner DRA-2500 PMT / PbS Detektor. Für einen Wellenlängenbereich von 250 nm - 2500 nm, thermoelektrisch gekühlt.||
G9831A|200||PMT / InGaAs Detektor für interne DRA|Interner DRA-1800 PMT / InGaAs Detektor. Für einen Wellenlängenbereich von 250 nm - 1800 nm, thermo-elektrisch gekühlt, hochempfindliches Schmalband InGaAs.||
G9831A|300||PMT Detektor für interne DRA|Interner DRA-900 PMT Detektor für einen Wellenlängenbereich von 250 nm - 900 nm.||
G9832A|||Ulbrichtkugel|DRA-2500 (Diffuse Reflectance Accy)-Paket enthält Zubehör zur Messung diffuser Reflexion (extern) mit PMT/PbS-Detektoren (Größe: 150mm) und zwei nicht kalibrierte PFTE- Referenzscheiben.||
G9832A|003||Apertur-Kit|Fügt “Double Aperture Attachment” hinzu ||
G9838A|||Peltier-thermostatisierter Küvettenhalter|Thermostatisierter Einzelküvettenhalter mit Peltier-Temperatursteuerung für einen Temperaturbereich von 0-100 °C mit 10 mm Kuevettenhalter, Rühr- und Temperaturkontroll-Modul und Temperatursonde.||
G9838A|002||Externe Probenraumerweiterung|Externe Probenraumerweiterung mit Kabel- bzw. Schlauchdurchführung||
G9838A|005||Wasserpumpe|Wasserpumpe||
G9845A|||RX2000 Rapid Mixing Zubehör|Das RX2000 ist eine vielseitige Hochleistungs-Stopped-Flow-Einheit, die in Kombination mit der schnellen Scannrate vom Cary 60, kinetische Messungen mit Reaktionszeiten von <10 ms ermöglicht||
G9845A|001||Pneumatikantrieb|Pneumatikantrieb||
G9846A|||Stopped-Flow Zubehör|Das SFA-20 Stopped-Flow Zubehör für stopped-flow oder rapid mixing Versuche||
G9850A|||Zubehör für Ulbrichtkugel (ext. DRA)|Erweiterung der Ulbrichtkugel ||
G9850A|007||Aperturen Kit|Aperturen Kit enthält 3 x verschiedene Blenden (1 mm, 2 mm and 5 mm), 4 kleine Abstandhalter, 1 großer Abstandshalter, Schrauben und Muttern zum Fixieren.||
G9852A|||Remote DRA|Fern-DRA (Diffuse reflectance accessory) Paket enthält Fern-DRA mit eingebauter Kamera, Faseroptikkoppler inkl. Blende fürs Spektrometer, Software zur Proben-Visualisierung, Halon- Referenzplatte.||
G9853A|||Sipperpumpe|3-Kanal-Cary Sipper inklusive Schlauchsatz bestehend aus: 1x Einlasskapillare, 1x Auslasskapillare, 1x Abfallschlauch, 1 Packung mit 12 Schläuchen aus peristatischem PVC lila/schwarz und 1 Schlauchhalterung.||
G9861AA|||Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Compact UV-Vis-Paket enthält HP-Desktop PC mit 64-Bit-Win10 Pro, Cary UV-Workstation Software, zwei Quarzkuevetten, ein Koffeinstandard.||
G9861AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|Cary UV-Workstation Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G9861AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
G9861AA|695||Ohne PC-Paket|Entfert PC und Monitor||
G9862AA|||Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Compact Peltier UV-Vis-Paket enthält HP-Desktop PC mit 64-Bit-Win10 Pro, Cary UV-Workstation Software, Integrierte, luftgekühlte Peltier-Thermostatisierung, zwei Quarzkuevetten, ein Koffeinstandard und eine Temperatursonde.||
G9862AA|002||Spülgas-Kit|Das Spülgas-Kit enthält Präzisionsdurchflussmesser mit Kontrollventil, Wandhalterung, Schläuche.||
G9862AA|325||25 kostenlose Softwarekopien|Cary UV-Workstation-Option: 25 kostenlose Softwarekopien für die wissenschaftliche Forschung||
G9862AA|44K||Installation|Produktinstallation||
G9862AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
G9862AA|695||Ohne PC-Paket|Entfernt PC und Monitor||
G9866AA|||Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Multizellen Peltier UV-Vis Paket enthält HP-Desktop PC mit 64-Bit-Win10 Pro, Cary UV-Workstation Software, Integrierte, luftgekühlte Peltier-Thermostatisierung, Quarzkuevetten, ein Koffeinstandard, eine Temperatursonde.||
G9866AA|44K||Installation|Produktinstallation||
G9866AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
G9867AA|||Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Multizonen Peltier UV-Vis Paket enthält HP-Desktop PC mit 64-Bit-Win10 Pro, Cary UV-Workstation Software, Cary Multizone-Software, integrierte luftgekühlte Peltier-Thermostatisierung, Quarzkuevetten, Koffeinstandard, 4 Temperatursonden.||
G9867AA|44K||Installation|Produktinstallation||
G9867AA|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
G9867AAR||RB|Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Multizonen Peltier UV-Vis Paket enthält HP-Desktop PC mit 64-Bit-Win10 Pro, Cary UV-Workstation Software, Cary Multizone-Software, integrierte luftgekühlte Peltier-Thermostatisierung, Quarzkuevetten, Koffeinstandard, 4 Temperatursonden.||
G9867AAR|44K||Installation|Produktinstallation||
G9867AAR|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
G9871A|||Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Compact UV-Vis-Paket enthält zwei Quarzkuevetten und Koffeinstandard.||
G9871A|44K||Installation|Produktinstallation||
G9871A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
G9872A|||Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Compact Peltier UV-Vis-Paket enthält integrierte luftgekühlte Peltier-Thermostatisierung, zwei Quarzkuevetten, Koffeinstandard und Temperatursonde.||
G9872A|44K||Installation|Produktinstallation||
G9872A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
G9873A|||Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Multizellen UV-Vis Paket enthält Quarzkuevetten, Koffeinstandard.||
G9874A|||Cary 3500 Spektrometer|Agilent Cary 3500 Multiküvetten Peltier UV-Vis-Paket enthält integrierte luftgekühlte Peltier-Thermostatisierung, zwei Quarzkuevetten, Koffeinstandard, Temperatursonde.||
G9874A|44K||Installation|Produktinstallation||
G9874A|44L||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
H2103A|||Altgerätentsorgung|Transportkosten für die Altgerätentsorgung||
H2120A|||Zusätzliche Installationszeit|Custom Service zusätzlich zu einer Installation, bitte exakte Beschreibung einfügen, stundenbasierter Preis||
H2120A-OL2|||Einweisung|Einweisung in eine OpenLAB CDS 2 Workstation,<Shift-Enter>Arbeitseinheit. 1 Stunde.||
H2607A|||Refurbishment|Refurbishmet des TRS100||
H2620A|||Training für Anwender|Anwendertraining vor Ort, X Teilnehmer, Y Tage.||
H5949A|||Zusätzliche Installationszeit|Für .<Shift-Enter>Nur in Verbindung mit einer Geräteinstallation, stundenbasierter Preis.||
H5949A-OL2WS-Fam|||Einweisung|Software-Einweisung für OpenLAB CDS 2 Workstation, Arbeitseinheit: 1 Std.||
H5949A-OL2WS-Inst|||Installation|Installation und Konfiguration einer OpenLAB CDS 2 Workstation, Arbeitseinheit: 1 Std.||
HM79434|||Säule|Säule PRP-X100, 10 µm, 150 x 4,1 mm.||
K8160AA|||Bio-Rad Spektroskopie Software|Die Bio-Rad Spektroskopie Software bietet umfassende Softwarelösungen für Infrarot-, Nahinfrarot- und Raman-Spektroskopie.||
K8160AA|110||KnowItAll Spektroskopie Paket|Das Softwarepaket enthält alle folgenden Werkzeuge: Spektralsuche, Spektrale Identifizierung, IR-Spektraldeformierung, Mixture Analysis, Funktionelle Gruppenanalyse - IR, Raman, IR-Polymer, Über 12.000 IR-Spektren, Spektrales Datenmanagement (Datenbankaufbau), Verarbeitung und Subtraktion, Qualitätskontrolle, Chemische Strukturzeichnung - ChemWindow®, Berichterstellungstools, Schulungsressourcen, Patentierte „Ovelap Density Heatmap“ Technologie zur Datenvisualisierung, patentierte optimierte Korrekturtechnologie zur Optimierung der Spektralsuche.||
M7300AA|||Agilent 8700 LDIR-System Bundle|Agilent 8700 LDIR-System Bundle inklusive Clarity Software, HP Desktop-PC, Monitor, Probenplaner, Probenvorbereitungskit mit 2 Probenhaltern (1x3 Zoll).||
M7300AA|100||Ohne Probenplaner|Entfernt den Probenplaner aus dem Geräte-Bundle||
M7300AA|200||Ohne Probenvorbereitungskit|Entfernt das Probenvorbereitungskit aus dem Geräte-Bundle||
M7412AA|||Pestizid-Analysator|GC/MS/MS Analyzer für Pestizide und Umweltschadstoffe. Inklusive geprüfter RTL-Methoden (20 und 40 Minuten, Konstanter Fluss), Backflushkonfiguration, Säule und den weiteren Verbrauchsmaterialien. Geräte- und Methodenprüfung vorab im Werk und erneut bei Installation. 3 Jahre Updates für die MRM-Datenbank für Pestizide und Umweltschadstoffe.||
M8201AA|||OpenLab CDS EZChrom Workstation|OpenLab CDS EZChrom Edition Workstation, Software und Lizenz. Inklusive 4 System Suitability Lizenzen, 1 Jahr Softwarewartungsvertrag (alle Updates & Upgrades) und 1 Jahr telefonischer Unterstützung mit garantierter Reaktionszeit. Ohne PC.||
M8203AA|||OpenLab CDS EZChrom AIC-Lizenz|OpenLab CDS EZChrom AIC, umfasst Software und Kernlizenz. Hardware und Lizenzen für Gerätetreiber oder Add-ons (z.B. OpenLab CDS 3DUV (PDA) Add-on) nicht inklusive.||
M8206AA|||OpenLab CDS EZChrom Edition Upgrade|Umfasst Software, Lizenzen, Installation, Einweisung und einen Softwarewartungsvertrag (1 Jahr alle Updates/Upgrades und telefonische Unterstützung). Ohne PC.||
M8211AA|||OpenLab EZChrom VL Workstation|OpenLab EZChrom VL Workstation. Software und Lizenz. Ohne PC.||
M8211AA|44K||Installation|Installation einer OpenLab EZChrom Edition VL Workstation.|Workstation-Installation|
M8242BA|||Perkin Elmer Clarus GC Treiber|Perkin Elmer Treiber für Agilent OpenLab CDS. Inklusive Kabel, Software- und Installationsanleitungs-Download.||
M8280AA|||OpenLab EZChrom Edition PC-Paket|OpenLab CDS EZChrom Edition Workstation Software und Lizenz. Inklusive PC, Drucker, 1 Jahr Softwarewartungsvertrag (alle Updates & Upgrades) und 1 Jahr telefonischer Unterstützung mit garantierter Reaktionszeit.||
M8280AA|890||Ohne Drucker|Drucker aus PC-Paket M8280AA entfernen.||
M8301AA|||OpenLab CDS ChemStation Edition Workstation|OpenLab CDS ChemStation Edition Workstation, Software und Lizenz. Inklusive 1 Jahr Softwarewartungsvertrag (alle Updates & Upgrades) und 1 Jahr telefonischer Unterstützung mit garantierter Reaktionszeit. Ohne PC.||
M8302AA|||OpenLab CDS ChemStation Edition Lizenz|Zusätzliche OpenLab CDS ChemStation Edition Workstation Lizenz. Right-to-Copy: Umfasst nur Kernlizenz, ohne Software-Medien, ohne PC.||Installation, Fam. und SMA/Telefonsupport nicht inklusive!
M8302AA|21U||Software-Wartungsvertrag|Alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung, Laufzeit: 1 Jahr.||
M8302AA|44K||Installation|||
M8302AA|44L||Einweisung|||
M8302AA|44W||Software-Wartungsvertrag|Alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung, Laufzeit: 1 Jahr.||
M8307AA|||Upgrade auf OpenLab CDS ChemStation Edition|Upgrade von LC ChemStation auf OpenLab CDS ChemStation Edition.<Shift-Enter>Umfasst Software und Lizenzen für 1 OpenLab CDS ChemStation Workstation, 1 Gerätetreiber für Agilent LC (M8510AA) und 1 3D-UV Add-on (M8360AA). Ohne PC.||
M8308AA|||Upgrade auf OpenLab CDS ChemStation Edition|Upgrade von GC ChemStation auf OpenLab CDS ChemStation Edition.<Shift-Enter>Umfasst Software und Lizenzen für 1 OpenLab CDS ChemStation Workstation, 1 Gerätetreiber für Agilent GC (M8400AA). Ohne PC.||
M8311AA|||OpenLab CDS ChemStation Edition VL|OpenLab CDS ChemStation Workstation VL. Umfasst Software und Kernlizenz. PC nicht inklusive.||I&F und SMA nicht inklusive!
M8311AA|0TP||PC-Notfall-Service|1 Jahr PC Notfall-Service (vor Ort).||
M8311AA|21U||Softwarewartungsvertrag|1 Jahr alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung.||
M8311AA|44K||Installation|Installation einer OpenLab CDS Chemstation Edition VL-Workstation.||
M8311AA|44L||Einweisung|Einweisung bei Installation||
M8313AA|||OpenLab CDS Secure ChemStation Workstation|OpenLab CDS ChemStation Secure Workstation, Software und Lizenz. Inklusive 1 Jahr Softwarewartungsvertrag (alle Updates & Upgrades) und 1 Jahr telefonischer Unterstützung mit garantierter Reaktionszeit. Ohne PC.||
M8360AA|||3D-UV (DAD) Lizenz|OpenLab CDS ChemStation Edition/EZChrom Edition Gerätetreiber für ein Agilent 3D-UV (DAD).||
M8360AA|04R||Ohne Installation & Einweisung|||
M8369AA|||OpenLAB CDS CS Purification SW Offline|OpenLAB CDS Chemstation Edition Workstation Purification Software und Lizenz zur Datenanalyse, inkl. Installation. Enthält keine Datenerfassung oder Gerätesteuerung.||
M8380AA|||OpenLab CDS ChemStation Edition PC-Paket|OpenLab CDS ChemStation Edition Workstation Software und Lizenz. Inklusive PC, 1 Jahr Softwarewartungsvertrag (alle Updates & Upgrades) und 1 Jahr telefonischer Unterstützung mit garantierter Reaktionszeit.||
M8380AA|890||Ohne Drucker|Drucker aus PC-Paket M8380AA entfernen.||
M8381AA|||OpenLab CDS ChemStation Edition Right-to-Copy PC-Paket|Zusätzliche OpenLab CDS ChemStation Edition Workstation Lizenz. <Shift-Enter>Right-to-Copy: Umfasst nur Kernlizenz, ohne Software-Medien. Inklusive PC.||
M8381AA|001||Upgraderabatt|Upgrade von LC ChemStation or EZChrom.||
M8381AA|04N||Ohne Einweisung|Ohne Einweisung während der Installation/Konfiguration.||
M8381AA|890||Ohne Drucker|Drucker aus PC-Paket M8381AA entfernen.||
M8400AA|||OpenLab CDS GC Gerätetreiber|Gerätetreiber & Lizenz für ein Agilent GC für OpenLab CDS ChemStation/EZChrom Edition.||
M8410AA|||OpenLab CDS 2 Workstation Plus|OpenLab CDS Workstation Plus; Software und Lizenzen.<Shift-Enter>Inklusive integriertem Content Management, 2 Geräteverbindungslizenzen, einjährigen Software-Wartungsvertrag sowie telefonischem Support.|OpenLAB CDS 2 Workstation Plus mit Softwarewartungsvertrag: alle Updates & Upgrades, bevorzugter telefonischer Support. Laufzeit: 1 Jahr|
M8410AA|001||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC-System.||
M8410AA|002||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC-System.||
M8410AA|005||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent 3D-UV/DAD-System.||
M8410AA|007||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC/MS-System.||
M8410AA|04R||Ohne Installation & Einweisung|Ohne den gebündelten Installationservice und Einweisung während der Installation.|Wegen eines Fehlers in der Konfigurationsdatenbank müssen Installation und Einweisung einzeln konfiguriert werden|
M8411AA|||OpenLab CDS 2 Workstation Plus PC Bundle|OpenLab CDS Workstation Plus; Software, Lizenzen, Workstation-PC.<Shift-Enter>Inklusive integriertem Content Management, 2 Geräteverbindungslizenzen, einjährigem Software-Wartungsvertrag sowie telefonischem Support.|OpenLAB CDS 2 Workstation Plus mit Software und Lizenzen, PC, Softwarewartungsvertrag: alle Updates & Upgrades, bevorzugter telefonischer Support. Laufzeit: 1 Jahr|
M8411AA|001||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC-System ohne 3D UV/DAD.||
M8411AA|002||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC-System.||
M8411AA|005||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent 3D UV/DAD-Modul.||
M8411AA|04R||Ohne Installation & Einweisung|Ohne den gebündelten Installationservice und Einweisung während der Installation.|Wegen eines Fehlers in der Konfigurationsdatenbank müssen Installation und Einweisung einzeln konfiguriert werden|
M8413AA|||OpenLab CDS 2 Workstation|OpenLab CDS Workstation-Software, dateibasiert, <Shift-Enter>inklusive 2 Geräteverbindungslizenzen, 1 Jahr Software-Wartungsvertrag sowie telefonischem Support. Ohne Hardware.|OpenLAB CDS 2 Workstation mit Softwarewartungsvertrag: alle Updates & Upgrades, bevorzugter telefonischer Support. Laufzeit: 1 Jahr|
M8413AA|001||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC-System ohne 3D UV/DAD.|inkludierte Gerätelizenz für eine Agilent LC mit 2D-Detektor|
M8413AA|002||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC-System.|inkludierte Gerätelizenz für ein Agilent GC|
M8413AA|005||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent 3D UV/DAD-Modul.|inkludierte Gerätelizenz für einen Agilent DAD/3D-UV-Detektor|
M8413AA|006||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC/MSD-System.|inkludierte Gerätelizenz für einen Agilent LC/MSD-System|
M8413AA|007||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC/MS-System.|inkludierte Gerätelizenz für ein Agilent GC/MS-System|
M8413AA|04N||Ohne Einweisung|Installation ohne Einweisung.||
M8413AA|04R||Ohne Installation & Einweisung|Ohne den gebündelten Installationservice und Einweisung während der Installation.|Wegen eines Fehlers in der Konfigurationsdatenbank müssen Installation und Einweisung einzeln konfiguriert werden|
M8413AA|21U||Softwarewartungsvertrag|1 Jahr alle Software-Updates/-Upgrades und telefonische Unterstützung.||
M8414AA|||OpenLab CDS 2 Workstation Bundle|OpenLab CDS Workstation-Software, dateibasiert, <Shift-Enter>inklusive 2 Geräteverbindungslizenzen, 1 Jahr Software-Wartungsvertrag sowie telefonischem Support und Workstation-PC.|OpenLAB CDS 2 Workstation mit Software und Lizenzen, PC, Softwarewartungsvertrag: alle Updates & Upgrades, bevorzugter telefonischer Support. Laufzeit: 1 Jahr|
M8414AA|001||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC-System ohne 3D UV/DAD.||
M8414AA|002||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC-System.||
M8414AA|005||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent 3D UV/DAD-Modul.||
M8414AA|007||GC/MS Geräteverbindungslizenz|Für ein Agilent GC/MSD-System.||
M8414AA|04R||Ohne Installation & Einweisung|Ohne den gebündelten Installationservice und Einweisung während der Installation.|Wegen eines Fehlers in der Konfigurationsdatenbank müssen Installation und Einweisung einzeln konfiguriert werden|
M8414AA|099||Upgrade-Credit|Vergünstigung durch das Upgrade von einer bestehenden Agilent Software.||
M8414AA|500||Upgrade von|ChemStation||
M8414AA|502||Upgrade von OpenLab ChemStation Edition|||
M8414AA|503||Upgrade von OpenLAB CDS EZChrom Edition|||
M8414AA|885||Laserdrucker|||
M8415AA|||Upgrade auf OpenLab CDS 2 Workstation|Upgrade von einem der unten genannten Softwarepakete auf OpenLab CDS Workstation-Software, dateibasiert, inklusive 2 Geräteverbindungslizenzen und telefonischem Support (1 Jahr). Softwarewartungsvertrag optional. Ohne Hardware. Erfordert eine gültige Lizenz für Multi-Technique ChemStation, EZChrom Elite, OpenLab CDS ChemStation Edition, OpenLab CDS EZChrom Edition, ICM, Galaxie.|Upgrade auf OpenLAB CDS 2 Workstation mit Softwarewartungsvertrag: alle Updates & Upgrades, bevorzugter telefonischer Support. Laufzeit: 1 Jahr|
M8415AA|001||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC-System.||
M8415AA|002||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC-System.||
M8415AA|005||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent 3D-UV/DAD-Modul.||
M8415AA|04N||Ohne gebündelte Einweisung|||
M8415AA|04R||Ohne Installation & Einweisung|Ohne den gebündelten Installationservice und Einweisung während der Installation.|Wegen eines Fehlers in der Konfigurationsdatenbank müssen Installation und Einweisung einzeln konfiguriert werden|
M8415AA|500||Upgrade von einer alten Chemstation-Version|||
M8415AA|508||Upgrade von OpenLab CDS|||
M8416AA|||Upgrade auf OpenLab CDS 2|Upgrade auf OpenLab CDS Workstation Plus. Inklusive Software, integriertem Content Management, 2 Geraeteverbindungslizenzen, einem einjährigen Software-Wartungsvertrag sowie telefonischem Support.|Upgrade auf OpenLAB CDS 2 Workstation Plus mit Softwarewartungsvertrag: alle Updates & Upgrades, bevorzugter telefonischer Support. Laufzeit: 1 Jahr|
M8416AA|001||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC-System.||
M8416AA|002||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC-System.||
M8416AA|005||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent 3D-UV/DAD-Modul.||
M8416AA|04R||Ohne Installation & Einweisung|Ohne den gebündelten Installationservice und Einweisung während der Installation.|Wegen eines Fehlers in der Konfigurationsdatenbank müssen Installation und Einweisung einzeln konfiguriert werden|
M8417AA|||OpenLab CDS 2 VL Workstation|OpenLab CDS VL Workstation-Software, dateibasiert, <Shift-Enter>inklusive 1 Geräteverbindungslizenzen für ein 7820 GC, eine 1220 Infinity II HPLC oder eine 1260 Infinity II HPLC (nur Basissysteme). Hardware, Telefonsupport und Softwarewartungsvertrag optional verfügbar.||Ohne gebündelte Installation und Einweisung!
M8417AA|001||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC-System.||
M8417AA|44K||Installation|Installation einer OpenLab CDS 2 VL Workstation.||
M8417AA|44L||Einweisung|Einweisung in die Software im Rahmen der Installation.||
M8420AA|||OpenLab CDS 2 AIC|Software und Lizenz für OpenLab CDS 2 (AIC).||
M8420AA|099||Anrechnung Workstation|Rabatt bei Upgrade einer vorhandenen Workstation zu einem AIC.||
M8421AA|||OpenLab CDS 2 AIC|Software und Lizenz für OpenLab CDS 2 AIC. Inklusive Hardware.||
M8431AA|||OpenLab CDS 2 Instrument Connection|||
M8431AA|001||OpenLab CDS 2 IC für LC|Lizenz und Treiber zur Gerätesteuerung unter OpenLab CDS. Gerätetyp: LC (ohne DAD)||
M8431AA|002||OpenLab CDS 2 IC für GC|Lizenz und Treiber zur Gerätesteuerung unter OpenLab CDS. Gerätetyp: GC||
M8431AA|004||OpenLab CDS IC für A/D-Wandler|Lizenz und Treiber zur Gerätesteuerung unter OpenLab CDS. Gerätetyp: A/D-Wandler||
M8431AA|005||OpenLab CDS 2 IC für 3D-UV/DAD|Lizenz und Treiber zur Gerätesteuerung unter OpenLab CDS. Gerätetyp: 3D-UV/DAD||
M8431AA|099||Upgrade-Rabatt|||
M8431AA|44K||Installation|Installation einer Gerätelizenz.||
M8432AA|||OpenLab CDS 2 Instrument Connection|OpenLab CDS MS Geraeteverbindung fuer 1 LC / MS- oder 1 GC / MS-System einschliesslich LC oder GC. Enthaelt keinen Anschluss fuer 3D-UV / DAD- Detektoren.||
M8432AA|006||OpenLab CDS 2 IC für LC/MSD|Lizenz und Treiber zur Gerätesteuerung unter OpenLab CDS 2. Gerätetyp: LC/MSD (einschließlich LC ohne DAD)||
M8432AA|007||OpenLab CDS 2 IC für GC/MS|Lizenz und Treiber zur Gerätesteuerung unter OpenLab CDS 2. Gerätetyp: GC/MSD (einschließlich GC)||
M8440AA|||OpenLab Server|OpenLAB Server Software und Lizenz für Content Management und PostGreSQL.||
M8460AA|||OpenLab CDS 2 Client/Server-Starterpaket|OpenLab CDS Client/Server Starterpaket mit<Shift-Enter>Software & Lizenzen für: 1 Server, 1 AIC, 6 Instrumentenverbindungen.||
M8460AA|001||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent LC-System (ohne DAD).||
M8460AA|002||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent GC-System. ||
M8460AA|005||Inkludierte Gerätelizenz|Für ein Agilent 3D-UV/DAD-System.||
M8501AA|||OpenLab CDS ChemStation Edition CE Gerätetreiber|Gerätetreiber & Lizenz für ein Agilent CE mit UV/DAD .||
M8510AA|||2D-LC Gerätetreiber|OpenLab CDS ChemStation Edition/EZChrom Edition Gerätetreiberlizenz für 1 Agilent LC. Eine Lizenz pro Gerät erforderlich.||
M8624AA|||Agilent OpenLab Server ICP-MS MassHunter Gerätelizenz|Lizenz für die Verbindung von einem Gerät/PC an ICP-MS MassHunter, wo die Daten auf dem OpenLab Server gespeichert sind.||
M8700AA|||GC Image LCxLC Software|Basissoftware für UV/DAD/Single Quad-MS-Daten.||
MKI-TD100S|||TD100-xr Starter Kit|TD100 Starter Kit: 10x gepackte (Tenax(TA), CarbographTD) gebrauchsfertig konditionierte SS-Probenröhrchen, CapLok Werkzeug, 10x Quick Seal Säulenverbinder, 160x SS DiffLok-Verschlüsse (für 80 Probenröhrchen), 10x 007 O-Ringe, 10x 010 O-Ringe.||
MKI-U-T1HBL-2S|||Kühlfalle für Hochsieder|Ersatz-Kühlfalle für Hochsieder (C6-C40) für Markes Thermodesorber.||
MKI-U-T9TNX-2S|||Kühlfalle Tenax|Ersatz-Kühlfalle (Tenax) für Markes Thermodesorber.||
OD-SIPPER-12||OLE DICH Instrumentmakers aps|Sipperpumpe|Sipperpumpe von Ole Dich mit Schläuche und Anschlusskabel, Pumpgeschwindigkeit: 120 rpm, Temperaturbereich: 0 – 40°C, Dimensionen: 155 x 165 mm (Durchmesser x H), Gewicht: 2.5 kg.||
OFF2019H&B||Bios Analytical Ltd.|MS Office|Office Home & Business 2019||
OFF2019PRO||Bios Analytical Ltd.|MS Office 2019 Pro|Microsoft Office Professional 2019.||
PCG93LL500X25WJ|||Load&Lock Säule (25 mm)|Agilent Load & Lock Säule mit Wasserkühlung, 500 x 25 mm.||
PCG93LLSTAND123|||Packstation für Load&Lock-Säulen|Hydraulische Packstation für alle Agilent Load&lock-Säulen.||
PIKE||PIKE Technologies Inc.|Spezielles Zubehör der Firma Pike|Demontierbare 32mm Flüssigkeitszelle (162-110) inklusive KBr Fenster mit Bohrung (160-1131) und KBr Fenster ohne Bohrung (160-1132), magnetischer Pressling-Halter (162-5300), demontierbare 32mm Press-On Zelle (162-3610) inklusive zwei NaCl Fenster (160-1122). Inklusive Lieferkosten.||
PL1110-6500|||PLgel MIXED-C|300 x 7.5 mm, 5um||
PL1149-6820|||Säule PL Aquagel-OH|Agilent PL Aquagel-OH 20, 8 µm, 300 x 7.5 mm.||
PL1170-1830|||Vorsäule Hi-Plex H|Hi-Plex H Vorsäule, 50 x 7,7 mm.||
PL1170-6830|||Säule Hi-Plex H|Hi-Plex H, 300 x 7,7 mm.||
PL1580-1301|||Vorsäule für AdvancedBio SEC 300 Å|Vorsäule AdvancedBio SEC 300 Å, 2,7 µm, 4,6 mm x 50 mm.||
PL1580-5301|||AdvanceBio SEC Säule|AdvanceBio SEC 300Å 2,7 µm, 4,6 x 300 mm.||
Porto||Hellma GmbH & Co. KG||Lieferkosten Hellma||
R1718A|||GC/QQQ Training|Viertägiges Agilent GC/QQQ Training in Waldbronn: GC/QQQ Techniques and Operation für eine Person.||
R1736A|||AE Support|Kundenspzifische Vor-Ort-Unterstützung durch einen Agilent Application Engineer (AE).||
R1736A|AAA||Aminosäure-Analyzer|Validierte Methode mit SOP und 2 Tage Anwendertraining vor Ort.||Optionsnummer löschen!
R1915A|||Kurs „Einführung in die praktische Gaschromatographie“|Trainingkurs im Schulungszentrum Waldbronn, 4 Tage, 1 Teilnehmer.||
R1986A|||Anwendertraining für CFT/Backflush|Methoden-Setup für Capillary Flow Technology/Backflush.||
R2005A|||Überprüfung, Deinstallation & Versand|Überprüfung, Deinstallation und Versand der in Zahlung gegebenen Geräte.<Shift-Enter>Die erfolgreiche Überprüfung der Geräte durch einen Agilent Techniker ist Voraussetzung für die Annahme der Inzahlungnahme durch Agilent.||
R2129A|||Installation OpenLab CDS 2 Komponenten|||
R2129A|001||Installation OpenLab CDS 2 AIC|Installation eines OpenLab CDS 2 Clients.||
R2129A|002||Installation|Installation einer OpenLAB Workstation (Software & Hardware).||
R2129A|004||Installation OpenLab CDS 2 AIC|Installation eines OpenLab CDS 2 AIC.||
R2129A|005||Installation OpenLab CDS 2 AIC|Installation eines OpenLab CDS 2 AIC (SW und HW).||
R2301A|||Installationsvorbereitungs-Service (R2301A)|Installationsvorbereitungs-Service für OpenLab CDS 2 Client/Server-Systeme.||
R2334A|||Installation OpenLab Server|Installation eines OpenLab Servers mit 6 bis 15 Geräten.||
R3826A|||Softwarewartungsvertrag OpenLab CDS 2 AIC|Alle Updates und Upgrades, telefonischer Support mit bevorzugter Reaktionszeit. Laufzeit: 1 Jahr.||
R3827A|||Softwarewartungsvertrag für OpenLab CDS 2 Server|Alle Updates und Upgrades, telefonischer Support mit bevorzugter Reaktionszeit. Laufzeit: 1 Jahr.||
R3828A|||Softwarewartungsvertrag für OpenLAB CDS 2 IC|Alle Updates und Upgrades, telefonischer Support mit bevorzugter Reaktionszeit. Laufzeit: 1 Jahr.||
R3839A|||Softwarewartungsvertrag|Für OpenLab Client/Server-Starterpaket.<Shift-Enter>Alle Updates/Upgrades und telefonischer Support, Laufzeit: 1Jahr.||
R3920A|||Software-Training|Software-Training bei Ihnen im Haus, 2 Tage, 3 Teilnehmer.||ERFORDERT SOW3 VORAB!
R3974A|||Training für Administratoren|OpenLab CDS 2 Workstation Admin-Training, <Shift-Enter>1 Tag vor Ort, bis zu 4 Teilnehmer.||
R3975A|||Training für Anwender|OpenLab CDS 2 Workstation (ohne Content Management) Anwendertraining, 2 Tage vor Ort, bis zu 4 Teilnehmer.||
R3976A|||Training für Anwender|OpenLab CDS 2 Anwender-Training (Workstation Plus, Client/Server), 2 Tage vor Ort, bis zu 4 Teilnehmer.||
R3979A|||Training für Administratoren|OpenLab CDS 2 Client/Server Admin-Training, <Shift-Enter>1 Tag vor Ort, bis zu 4 Teilnehmer.||
R3983A|||Installation OpenLab CDS 2 Client|Installation eines OpenLab CDS Clients (Software).||
R3988A|||Installation OpenLab CDS 2 IC|Installation einer OpenLab CDS Geräteverbindung.||
R3989A|||Einführung OpenLab CDS 2 IC|||
R3990A|||OpenLAB CDS Gerätetreiberinstallation|||
R3991A|||OpenLAB CDS Kurzeinweisung|Einweisung der Geräteverbindung anderer Hersteller||
R3992A|||IQ/OQ|OpenLab CDS Client IQ/OQ.|Client IQ/OQ|Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
R3993A|||Installation Einsteiger-Paket|Installation des OpenLab CDS Client/Server Starterpakets M8460AA.||
R3993A|100||Standardinstallation|Ohne IQ/OQ der installierten Komponenten.||
R3993A|200||Installation mit Qualifizierung|Mit IQ/OQ der installierten Komponenten.|Installation mit IQ/OQ|Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
R3995A|||2D-LC Consulting Service|Beratung zu Hardware, Software und Entwicklung von 2D-LC-Methoden, 2 Tage vor Ort.||
R3997A|||P&EP 4.0 Consulting|4-tägige Pestizid-Analyzer-spezifische Methoden- und Applikationsberatung.||
R3999A|||Training Credit|Agilent University Training Credits. Einlösbar an der Agilent University für Schulungen, Online- und Vor-Ort-Schulungsprodukte.|Training Credits|
R3999B|||Training Credits|100 Agilent University Training Credits. Einlösbar an der Agilent University für Schulungen, Online- und Vor-Ort-Schulungsprodukte.|Training Credits|
R4451A|||Methodenentwicklung mit dem Method Scouting Wizard (R4451A)|Zweitägiger Kurs beim Anwender, Einführung und praktische Beispiele zur Erläuterung der unterschiedlichen Trennungsmöglichkeiten und Systemfunktionalitäten.||
R4521A|||Software-Wartungsvertrag für OpenLab CDS|Server und ECM XT in einer Client-Server-Bereitstellung - 1 Jahr vorab. Berechtigungen umfassen Software-Lizenzupgrades, spezifischen Telefonsupport mit Eskalationsmanagement sowie administrativen Support.||
R4521A|145||SMA für Agilent CDS-Geräte|||
R4521A|160||SMA für GPC Add-On|||
R4521A|175||DataStore Verbindungslizenz|||
R4521C|||Software-Wartungsvertrag|OpenLab CDS, Server und ECM XT in einer Client- Server-Bereitstellung - 3 Jahre vorab. Berechtigungen umfassen Software- Lizenzupgrades, spezifischen Telefonsupport mit Eskalationsmanagement sowie administrativen Support||
R4521C|155||Software-Wartungsvertrag|Geräteverbindung anderer Hersteller||
R4999A|||Agilent Training Credits|Dedicated Agilent University Training Credits: Kursinfo online nachschlagbar: www.agilent.com/chem/course_lookup||
RMSN-2|||Gasfilter Big Universal Trap|Gasfilter für GC/MS, Big Universal Trap, 1/8 Zoll Messinganschlüsse, für Stickstoff.||
S7927AA|||Software-Wartungsvertrag|Agilent OpenLab CDS Workstation einjähriger Software-Wartungsvertrag. Bietet die Möglichkeit auf kostenfreie Updates auf die jeweils aktuellste Version von Agilent OpenLab CDS.||
S7927BA|||Software-Wartungsvertrag|Agilent OpenLab CDS Workstation 2-jaehriger Software-Wartungsvertrag. Bietet die Möglichkeit auf kostenfreie Updates auf die jeweils aktuellste Version von Agilent OpenLab CDS.||
S7927BA|21T||Telefonsupport|Bietet passend zum SMA einen 2-jährigen bevorzugten Telefonsupport.||
S7927CA|||Softwarewartungsvertrag|Für Agilent OpenLab CDS Workstation. Laufzeit: 3 Jahre. Telefonische Unterstützung und Update auf die aktuellste Version von Agilent OpenLab CDS. Es wird ein Autorisierungscode fuer alle erworbenen Abonnements erzeugt.|Softwarewartungsvertrag (3 Jahre)|
Scopolamine||Glasside Technologies|Scopolamine-Kit|Kit zum Umbau eines BioDis App. 7 in ein Testsystem für Scopolamine-Pflaster mit Post-Sampling via einem 850-DS.||
SM-2019TAB-A||Bios Analytical Ltd.|Samsung Galaxy Tab A 10,1‘‘ Tablet|||
SYS-AA-240|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-AA-240|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-AA-240|0L3||Laufzeit: 3 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahr)|
SYS-AA-240|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-AA-240|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-AA-240|8D2||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Standardgewährleistung um ein Jahr auf insgesamt 2 Jahre.||
SYS-CE|||System: 7100 CE|||
SYS-CE|0L1||Laufzeit: 1 Jahr|1 jährliche Wartung inklusive aller turnusmäßig zu wechselnden Ersatzteilen, inklusive Fahrt- und Arbeitszeitkosten.|Wartungsvertrag|
SYS-CE|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-DI-708|||Dissolution 708DS Apparatus|||
SYS-DI-708|6U9||IQ/OQ/PQ|CrossLab AIQ plus PQ im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-DI-708-E|||708-DS Dissolution Apparatus mit 850 Probennehmer|||
SYS-DI-708-E|6U9||IQ/OQ/PQ|CrossLab AIQ (IQ/OQ) plus PQ im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-DI-708-E|8U1||Laufzeit: 1 Jahr||Silber-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-DI-708-E|8U2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-DI-708-E|8U3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-DI-708-E|8U4||Laufzeit: 4 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-DI-708-E|8U5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-DI-BIO-E|6H9||Qualifizierung|Gerätequalifizierung im Rahmen der Installation.||
SYS-FL-ECLP|9EC||Erweiterte Gewährleistung|Erweiterte Gewährleistung für Academia und Wissenschaft auf insgesamt 2 Jahre||
SYS-GC-7890|||7890 GC-System|||
SYS-GC-7890|0L9||Vorbeugende Wartung|CrossLab Vorbeugende Wartung||
SYS-GC-7890|1A1||CrossLab Smart Alerts|Wartungsverfolgung mit CrossLab Smart Alerts. 12-Monats-Abonnement für ein Gerät.||
SYS-GC-7890|6H9||vaya|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-GC-7890|8U1||Laufzeit: 1 Jahr||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-GC-7890|8U2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GC-7890|8U3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-GC-7890|8U4||Laufzeit: 4 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-GC-7890|8U5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-GC-7890-E|||GC 7890 System mit Headspace-Sampler|||
SYS-GC-7890-E|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-GC-7890-E|8U1||Laufzeit: 1 Jahr||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-GC-7890-E|8U2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GC-7890-E|8U3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-GC-7890-E|8U4||Laufzeit: 4 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-GC-7890-E|8U5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-GC-7890-M|||7890 GC Mainframe|Umfasst GC, Inlets und GC-Detektoren. Exkl. Autosampler.||
SYS-GC-7890-M|8D2||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Standardgewährleistung um ein Jahr auf insgesamt 2 Jahre.||
SYS-GC-7890-X|||7890 GC mit erweitertem Probenhandling|||
SYS-GC-7890-X|0L9||Vorbeugende Wartung|CrossLab Vorbeugende Wartung||
SYS-GC-7890-X|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung bei Installation. Sofern nichts abweichendes vereinbart wurde, erfolgt die Qualifizierung nach dem aktuellen Agilent Standard-EQP.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-GC-8860|||8860 GC|||
SYS-GC-8860|0L1||Laufzeit: 1 Jahr|||
SYS-GC-8860|0L2||Laufzeit: 2 Jahre|||
SYS-GC-8860|0L3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8860|0L4||Laufzeit: 4 Jahre|||
SYS-GC-8860|0L5||Laufzeit: 5 Jahre|||
SYS-GC-8860|2C9||Einweisung & First Run Assist|Einweisung für neue Anwender und zusätzlich Unterstützung bei der Einrichtung der ersten Methode (erfordert Prüfung der Methode vorab durch Agilent).||
SYS-GC-8860|6J9||OQ|CrossLab Operational Qualification im Rahmen der Installation.||
SYS-GC-8860|6N9||IQ|CrossLab Installation Qualification im Rahmen der Installation.||
SYS-GC-8860|8C2||Laufzeit: 2 Jahre|||
SYS-GC-8860|8C3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8860|8C4||Laufzeit: 4 Jahre|||
SYS-GC-8860|8C5||Laufzeit: 5 Jahre|||
SYS-GC-8860|8D2||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Standardgewährleistung um ein Jahr auf insgesamt 2 Jahre.||
SYS-GC-8860|8D3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8860|8D4||Laufzeit: 4 Jahre|||
SYS-GC-8860|8D5||Laufzeit: 5 Jahre|||
SYS-GC-8860|8R1||Laufzeit: 1 Jahr|||
SYS-GC-8860|8R2||Laufzeit: 2 Jahre|||
SYS-GC-8860|8R3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8860|8R4||Laufzeit: 4 Jahre|||
SYS-GC-8860|8R5||Laufzeit: 5 Jahre|||
SYS-GC-8890|||8890 GC|||
SYS-GC-8890|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-GC-8890|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GC-8890|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-GC-8890|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-GC-8890|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-GC-8890|0L9||Laufzeit: einmalig|CrossLab Vorbeugende Wartung inklusive aller turnusmäßig zu wechselnden Ersatzteilen, inklusive Fahrt- und Arbeitszeitkosten.||
SYS-GC-8890|1A0||Laufzeit: 2 Jahre|||
SYS-GC-8890|1A3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8890|1A5||Laufzeit: 5 Jahre|||
SYS-GC-8890|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-GC-8890|6J3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8890|8C1||Laufzeit: 1 Jahr||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-GC-8890|8C2||Laufzeit: 2 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GC-8890|8C3||Laufzeit: 3 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-GC-8890|8C4||Laufzeit: 4 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-GC-8890|8C5||Laufzeit: 5 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-GC-8890|8D2||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Standardgewährleistung um ein Jahr auf insgesamt 2 Jahre.||
SYS-GC-8890|8D3||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Standardgewährleistung auf Agilent-Produkte um 24 Monate auf insgesamt 36 Monate.||
SYS-GC-8890|8R1||Laufzeit: 1 Jahr||Silber-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-GC-8890|8R2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GC-8890|8R3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-GC-8890|8R4||Laufzeit: 4 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-GC-8890|8R5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-GC-8890|8U2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GC-8890|8U3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8890|9CC||Erweiterte Gewährleistung|Erweiterte Gewährleistung, 3 Jahre insgesamt. Sonderkonditionen für Wissenschaftliche Einrichtungen.||
SYS-GC-8890|9EC||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.<Shift-Enter>Sonderkonditionen für Academia.|Zwei Jahre Gewährleistung|
SYS-GC-8890|9R2||Vergünstigter zweijähriger Reparatur- und Wartungsvertrag für akademische Kunden|1 jährliche Wartung inklusive aller turnusmäßig zu wechselnden Ersatzteilen, sämtliche Reparaturen inklusive aller benötigten Ersatzteile, Fahrt- und Arbeitszeitkosten, bevorzugter Support via Telephon und E-Mail.||
SYS-GC-8890-E|||8890 GC mit Headspacesampler|||
SYS-GC-8890-E|0L3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8890-E|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-GC-8890-E|6J3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-8890-E|8D2||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Standardgewährleistung um ein Jahr auf insgesamt 2 Jahre.||
SYS-GC-8890-E|8U3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-GC-9000|||Intuvo GC 9000|||
SYS-GC-9000|8D2||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Standardgewährleistung um ein Jahr auf insgesamt 2 Jahre.||
SYS-GC-9000|8R1||Silber-Vertrag|Laufzeit: 1 Jahr.||
SYS-GM-5977D|9A2||„Vorbeugende Wartung“ für akademische Kunden|Zwei Jahre PM-Wartungsvertrag||
SYS-GM-5977D|9EC||Erweiterte Gewährleistung für akademische Kunden, zwei Jahre komplett|||
SYS-GM-5977T|||GC/MSD 5977 mit Turbopumpe|||
SYS-GM-5977T|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-GM-5977T|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GM-5977T|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-GM-5977T|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-GM-5977T|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-GM-5977T|1A1||CrossLab Smart Alerts|Wartungsverfolgung mit CrossLab Smart Alerts. 12-Monats-Abonnement für ein Gerät.||
SYS-GM-5977T|1A3||Erweiterte Garantie|3 Jahre insgesamt. Umfasst 2-jährige erweiterte Garantie nach der Standard-Garantie.||
SYS-GM-5977T|2C9||Einweisung & First Run Assist|Einweisung für neue Anwender und zusätzlich Unterstützung bei der Einrichtung der ersten Methode (erfordert Prüfung der Methode vorab durch Agilent).||
SYS-GM-5977T|8D2||Erweiterte Gewährleistung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.||
SYS-GM-5977T|9CC||Erweiterte Gewährleistung|Erweiterte Gewährleistung, 3 Jahre insgesamt. Sonderkonditionen für Wissenschaftliche Einrichtungen.||
SYS-GM-5977T|9EC||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.<Shift-Enter>Sonderkonditionen für Academia.||
SYS-GM-5977T-E|||5977B GC/MSD Turbo mit zusätzlichen Funktionen|||
SYS-GM-5977T-E|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-GM-5977T-E|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GM-5977T-E|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-GM-5977T-E|0M1||Quellenreinigung|CrossLab Ionenquellenreinigung, 1 jährliche Reinigung. Laufzeit: 1 Jahr||
SYS-GM-5977T-E|9R5||Laufzeit: 5 Jahre|||
SYS-GM-5977T-X|||GCMS 5977 Turbo System mit erweiterter Funktionalität|||
SYS-GM-5977T-X|1A3||Erweiterte Garantie|3 Jahre insgesamt. Umfasst 2-jährige erweiterte Garantie nach der Standard-Garantie.||
SYS-GM-5977T-X|8R5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-GM-QQQ-X|||GC/QQQ-System mit erweitertem Probeaufgabesystem|||
SYS-GM-QQQ-X|8R2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-GM-QQQ-X|8R3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-GM-QQQ-X|9EC||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.<Shift-Enter>Sonderkonditionen für Academia.|Zwei Jahre Gewährleistung|
SYS-IM-7700-E|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-IM-7700-E|6J9||OQ|CrossLab Geräte-Qualifizierung im Rahmen der Installation.||
SYS-IM-7800|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-IM-7800|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-IM-7800|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-IM-7800|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahr4)|
SYS-IM-7800|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-IM-7800|8R3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-IM-8800|9A2||Vorbeugende Wartung Plus für akademische Kunden|Zwei Jahre PM-Wartungsvertrag inkl. einer kostenlosen Reperatur pro Jahr|„Vorbeugende Wartung“ für akademische Kunden|
SYS-IM-8900|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-IM-8900|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-IM-8900|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahr)|
SYS-IM-8900|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-IM-8900|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahr)|
SYS-IM-8900|9CC||Erweiterte Gewährleistung für akademische Kunden, zwei Jahre komplett|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 36 Monate.|Erweiterte Gewährleistung|
SYS-IM-8900|9EC||Erweiterte Gewährleistung für akademische Kunden, drei Jahre komplett|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.|Erweiterte Gewährleistung|
SYS-IM-8900|9RC||CrossLab Silber Upgrade|CrossLab Silver-Upgrade insgesamt 3 Jahre für Academia und Wissenschaft||
SYS-IM-8900-E|9CC||Erweiterte Gewährleistung|Erweiterte Gewährleistung, 3 Jahre insgesamt. Sonderkonditionen für Wissenschaftliche Einrichtungen.||
SYS-IO-5100|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-IO-5100|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-IO-5100|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-IO-5100|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-IO-5100|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-IO-5100|8R5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-IO-5800|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-IO-5800|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-IO-5800|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-IO-5800|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-IO-5800|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-IO-5800|8C1||Laufzeit: 1 Jahr||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-IO-5800|8C2||Laufzeit: 2 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-IO-5800|8C3||Laufzeit: 3 Jahr||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahr)|
SYS-IO-5800|8C4||Laufzeit: 4 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-IO-5800|8C5||Laufzeit: 5 Jahr||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahr)|
SYS-IO-5800|8D2||Erweiterte Gewährleistung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.||
SYS-IO-5800|8R1||Laufzeit: 1 Jahr||Silber-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-IO-5800|8R2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-IO-5800|8R3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-IO-5800|8R4||Laufzeit: 4 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-IO-5800|8R5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-IO-5800|9A2||Präventiver Wartungsvertragung für Academia über 2 Jahre|1 jährliche Wartung inklusive aller turnusmäßig zu wechselnden Ersatzteilen.||
SYS-IO-5800|9CC||Erweiterte Gewährleistung|Insgesamt 3 Jahre für Academia und Wissenschaft||
SYS-IO-5800|9EC||Erweiterte Gewährleistung|Insgesamt 2 Jahre für Academia und Wissenschaft||
SYS-IO-5800|9RC||CrossLab Silber Upgrade|CrossLab Silver-Upgrade insgesamt 3 Jahre für Academia und Wissenschaft||
SYS-IR-630|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-IR-630|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-IR-630|8D2||Erweiterte Gewährleistung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.||
SYS-IR-8700|8D2||Erweiterte Gewährleistung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.||
SYS-LC-1200|||1200 HPLC-System|||
SYS-LC-1200|0L9||Vorbeugende Wartung|CrossLab Vorbeugende Wartung.||
SYS-LC-1200|0U9||Erweitertung der Vorbeugenden Wartung|Tausch der Detektorlampen im Rahmen einer vorbeugenden Wartung.||
SYS-LC-1200-E|||1200 HPLC mit zusätzlichen Funktionen|1200 HPLC-System mit zusätzlicher Pumpe, Detektor, o.ä.||
SYS-LC-1200-E|0L9||Vorbeugende Wartung|CrossLab Vorbeugende Wartung.||
SYS-LC-1220|||1220 Infinity System HPLC|||
SYS-LC-1220|0A9||Einführung für neue Benutzer|Einweisung für neue Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1260II|||1260 Infinity II HPLC-System|||
SYS-LC-1260II|0A9||Einführung für neue Anwender|Einweisung für neue Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1260II|0B9||Einführung für erfahrene Anwender|Einweisung für Agilent-HPLC-erfahrene Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1260II|0C9||Einweisung|Einweisung in ein einzelnes LC-Modul.||
SYS-LC-1260II|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260II|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260II|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260II|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-LC-1260II|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-LC-1260II|0U1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260II|0U2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260II|0U3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260II|0U4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-LC-1260II|0U5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-LC-1260II|1A0||Laufzeit: 2 Jahre|||
SYS-LC-1260II|1A1||Smart Alerts|Wartungsverfolgung mit CrossLab Smart Alerts. 12-Monats-Abonnement für ein Gerät.||
SYS-LC-1260II|1A3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-LC-1260II|1A4||Laufzeit: 4 Jahre.|||
SYS-LC-1260II|1A5||Laufzeit: 5 Jahre|||
SYS-LC-1260II|2A9||Einführung|Standardeinweisung für neue Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1260II|2C9||Einweisung & First Run Assist|Einweisung für neue Anwender und zusätzlich Unterstützung bei der Einrichtung der ersten Methode (erfordert Prüfung der Methode vorab durch Agilent).||
SYS-LC-1260II|6B1||Zusätzlicher Test bei der Qualifizierung|Laufzeit: 1 Jahr.||
SYS-LC-1260II|6B2||CrossLab Zusatztest|Weitere Tests im Rahmen einer Qualifizierung.||
SYS-LC-1260II|6B9||Zusatztest|CrossLab Zusatztests<Shift-Enter>Zusätzlicher Test im Rahmen der Qualifizierung.||
SYS-LC-1260II|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-LC-1260II|6J2||OQ|Laufzeit: 2 Jahre.|Gerätequalifizierungs-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260II|6N9||IQ|CrossLab Qualifizierung IQ.||
SYS-LC-1260II|8C1||Laufzeit: 1 Jahr||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260II|8C2||Laufzeit: 2 Jahre.|||
SYS-LC-1260II|8C3||Laufzeit: 3 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8C4||Laufzeit: 4 Jahre.|||
SYS-LC-1260II|8C5||Laufzeit: 5 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8D2||Gewährleistungsverlängerung|Verlängerung der Standardgewährleistung um ein Jahr auf insgesamt 2 Jahre.||
SYS-LC-1260II|8R1||Laufzeit: 1 Jahr||Silber-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260II|8R2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8R3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8R4||Laufzeit: 4 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8R5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8U1||Laufzeit: 1 Jahr||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260II|8U2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8U3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8U4||Laufzeit: 4 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8U5||Laufzeit: 5 Jahre||Silber-Vertrag mit OQ (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-LC-1260II|8V1||Laufzeit: 1 Jahr.||Silber-Vertrag mit OQ & RQ (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260II|9A2||Präventiver Wartungsvertragung für Academia über 2 Jahre|1 jährliche Wartung inklusive aller turnusmäßig zu wechselnden Ersatzteilen.||
SYS-LC-1260II|9CC||Erweiterte Gewährleistung|Erweiterte Gewährleistung, 3 Jahre insgesamt. Sonderkonditionen für Wissenschaftliche Einrichtungen.||
SYS-LC-1260II|9EC||Erweiterte Gewährleistung|Insgesamt 2 Jahre für Academia||
SYS-LC-1260IIE|||1260 Infinity II HPLC mit Zusatzfunktionen|||
SYS-LC-1260IIE|0A9||Einführung für neue Anwender|Einweisung für neue Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1260IIE|0B9||Einführung für erfahrene Anwender|Einweisung für Agilent-HPLC-erfahrene Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1260IIE|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260IIE|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|0U1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260IIE|0U2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|0U3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|1A0||Erweiterte Gewährleistung Plus (2 Jahre)|Erweiterte Gewährleistung Plus - 2 Jahre insgesamt. Enthält zusätzlich zur Gewährleistung ein vorbeugende Wartung nach einem Jahr.||
SYS-LC-1260IIE|1A3||Laufzeit: 3 Jahre|||
SYS-LC-1260IIE|2A9||Einführung|Standardeinweisung für neue Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1260IIE|2C9||Einweisung & First Run Assist|Einweisung für neue Anwender und zusätzlich Unterstützung bei der Einrichtung der ersten Methode (erfordert Prüfung der Methode vorab durch Agilent).||
SYS-LC-1260IIE|6A1||Elektrische Prüfung|Elektrische Zusatzprüfung (DGUV-3) im Rahmen einer vorbeugenden Wartung||
SYS-LC-1260IIE|6B9||Zusatztest|CrossLab Zusatztest||
SYS-LC-1260IIE|6H9||IQ/OQ|Gerätequalifizierung (IQ/OQ) bei Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-LC-1260IIE|6J1||Laufzeit: 1 Jahr|||
SYS-LC-1260IIE|6J2||Laufzeit: 2 Jahre||Gerätequalifizierungs-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|8C1||Laufzeit: 1 Jahr||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260IIE|8C2||Laufzeit: 2 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|8C3||Laufzeit: 3 Jahre||Bronze-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|8D2||Laufzeit: 2 Jahre|||
SYS-LC-1260IIE|8R1||Laufzeit: 1 Jahr.||Silber-Vertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LC-1260IIE|8R2||Laufzeit: 2 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|8R3||Laufzeit: 3 Jahre||Silber-Vertrag (Laufzeit: 3 Jahre)|
SYS-LC-1260IIE|9A2||Academia PM Plus|Zwei Jahre Gewährleistung mit vorbeugender Wartung||
SYS-LC-1260IIE|9EC||Erweiterte Gewährleistung|Erweiterte Gewährleistung für den öffentlichen Sektor.<Shift-Enter>Laufzeit insgesamt: 2 Jahre.||
SYS-LC-1260IIE|9R1||Laufzeit: 1 Jahr|||
SYS-LC-1260IIE|9R2||Laufzeit: 2 Jahre|||
SYS-LC-1260IIE|9R5||Laufzeit: 5 Jahre|||
SYS-LC-126P2-E|||1260 Infinity II präparative HPLC mit mehreren Detektoren|||
SYS-LC-126P2-E|2A9||Einweisung|Einweisung für neue Anwender||
SYS-LC-1290|||1290 Infinity I HPLC|||
SYS-LC-1290|0L9||Vorbeugende Wartung|CrossLab Vorbeugende Wartung||
SYS-LC-1290II|||1290 Infinity II HPLC|||
SYS-LC-1290II|0B9||Einführung für erfahrene Anwender|Einweisung für Agilent-HPLC-erfahrene Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1290II|0C9||Einweisung|Einweisung in ein einzelnes LC-Modul.||
SYS-LC-1290II|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1290II|1A3||Agilent Erweiterte Garantie|3 Jahre insgesamt. Umfasst 2-jährige erweiterte Garantie nach der Standard-Garantie.||
SYS-LC-1290II|2A9||Einweisung|Standardeinweisung für neue Benutzer.||
SYS-LC-1290II|2C9||Einweisung & First Run Assist|Einweisung für neue Anwender und zusätzlich Unterstützung bei der Einrichtung der ersten Methode (erfordert Prüfung der Methode vorab durch Agilent).||
SYS-LC-1290II|6B9||CrossLab Zusatztests|Weitere und/oder umfangreichere Tests im Rahmen einer Qualifizierung des Gerätes.||
SYS-LC-1290II|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-LC-1290II|6J9||CrossLab Qualifizierung OQ|Operational Qualification||
SYS-LC-1290II|6N9||CrossLab Qualifizierung IQ|Installation Qualification||
SYS-LC-1290IIE|||1290 Infinity II HPLC mit Zusatzfunktionen|||
SYS-LC-1290IIE|0A9||Einführung für neue Benutzer|||
SYS-LC-1290IIE|0B9||Einführung für erfahrene Anwender|Einweisung für Agilent-HPLC-erfahrene Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1290IIE|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LC-1290IIE|2A9||Einführung|Standardeinweisung für neue Anwender im Rahmen der Installation.||
SYS-LC-1290IIE|6H9||IQ/OQ|Gerätequalifizierung (IQ/OQ) bei Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-LC-1290-X|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-LM-6100C|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-LM-6100C|0U1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LM-6100C|0U2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LM-6100C|0U5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-LM-6100C|1A3||Erweiterte Garantie|3 Jahre insgesamt. Umfasst 2-jährige erweiterte Garantie nach der Standard-Garantie.||
SYS-LM-6100C-E|||LCMS 6100C SQ-System|||
SYS-LM-6100C-E|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LM-6100C-E|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LM-6100C-E|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-LM-6100C-E|0U1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-LM-6100C-E|0U2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-LM-6100C-E|0U5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertragerweiterung (Laufzeit: 5 Jahre)|
SYS-RS-VAYA|6H9||IQ/OQ|Gerätequalifizierung (IQ/OQ) im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-SW-CS|||Workstation Software|||
SYS-SW-CS|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||
SYS-SW-CS-E|||System: Software mit Compliance-Funktionen|||
SYS-SW-CS-E|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-SW-CS-E|6J9||OQ|CrossLab Installation Qualification im Rahmen der Installation.||
SYS-SW-CS-E|6N9||IQ|CrossLab Installation Qualification im Rahmen der Installation.||
SYS-SW-OLAB-E|||OpenLAB CDS WorkStation|||
SYS-SW-OLAB-E|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-UV-3500|||IQ/OQ|Hardware-Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-UV-3500|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-UV-3500|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-UV-3500|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-UV-3500|8D2||Erweiterte Gewährleistung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.||
SYS-UV-60|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-UV-60|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-UV-60|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahr)|
SYS-UV-60|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-UV-60|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahr)|
SYS-UV-60|6H9||IQ/OQ|Qualifizierung im Rahmen der Installation.||
SYS-UV-60|8D2||Erweiterte Gewährleistung|Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 24 Monate.||
SYS-UV-60-E|0L1||Laufzeit: 1 Jahr||Wartungsvertrag (Laufzeit: 1 Jahr)|
SYS-UV-60-E|0L2||Laufzeit: 2 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 2 Jahre)|
SYS-UV-60-E|0L3||Laufzeit: 3 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 3 Jahr)|
SYS-UV-60-E|0L4||Laufzeit: 4 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 4 Jahre)|
SYS-UV-60-E|0L5||Laufzeit: 5 Jahre||Wartungsvertrag (Laufzeit: 5 Jahr)|
SYS-UV-60-E|0L9||Laufzeit: einmalig|CrossLab Vorbeugende Wartung inklusive aller turnusmäßig zu wechselnden Ersatzteilen, inklusive Fahrt- und Arbeitszeitkosten.||
SYS-ZZ-OTHER|||Non-Standard Konfiguration|Kundenspezifische Systemkonfiguration.||
SYS-ZZ-OTHER|2A9||Einweisung|Einweisung im Rahmen der Installation||
SYS-ZZ-OTHER|6H9||IQ/O|Gerätequalifizierung (IQ/OQ) bei Installation.||Standard EQP verlinken/anhängen/mit KD besprechen!
SYS-ZZ-OTHER2|||System: Disintegration Tester 100|||
W1Y44A||Bios Analytical Ltd.|Farblaserdrucker|HP Color LaserJet Pro M454dn.||
